an 
386 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 
transportables Instrument. Das- 
selbe besitzt demnach jetzt fol- 
gende Construction: 
Es stehen fünf bis sechs Gold- 
schmid’sche kreisrunde Büchsen 
senkrecht über einander in einem 
Gehäuse A. Auf der obersten 
ist ein senkrechter Metallstab a 
festgelöthet, sowie auch die 
Büchsen fest zusammen geJöthet 
sind. Am obern Ende trägt a 
einen feinen horizontalen Strich, 
welcher sich durch die Aus- 
dehnung der Büchsen oder durch 
Zusammenziehen hebtodersenkt. 
Ä al P) Diese Hebung oder Senkung 
5 wird durch ein Ablesemikroscop 
 Z bestimmt, das mit einem Fadenkreuz versehen ist, und 
sich mittelst der Mikrometerschraube Mm in auf der Mitte 
des obern Bodens stehenden Coulissen verschieben lässt, 
bis das Fadenkreuz genau mit der Marke übereinstimmt. 
An einer auf der Coulisse angebrachten Scale c können 
die ganzen Schraubengänge, auf der Trommel der Schraube 
die Hundertstelumgänge direkt abgelesen und die Tausend- 
stel noch leicht geschätzt werden. Da durch Erschütter- 
ungen, beim Demontiren der Schraube behufs der Reini 
gung, das Mikroseop ‘seine Lage verändern kann, 80 ist 
auf dem Boden f in der gleichen Verticalen mit der 
Marke a ein mit einem fixen Strich b versehener 
angebracht, und durch Einstellung auf diesen kann mal 
sich jederzeit leicht von einer allfälligen Lagenänderung 
des Mikroscopes überzeugen. Endlich ist am Gehäuse zur 
Stab 
Feet 
