Emmy. der Temperatur ein Therwöfieher T a 
gebracht. 
Die Beobachtung ist, wenn ich den Vergleich aı 
sprechen darf, ganz ähnlich wie beim Meridiankreise, 
mittelst des Quecksilberhorizontes der Nadirpunkt bestimmt 
und dann durch das Ablesemikroscop die Zenitdistanzen 
der Sterne ermittelt werden, 
Das so construirte Barometer hat folgende Vorthei 
gegenüber den frühern, bei gleich scharfer Ablesung: 
Gar keine Hebelübersetzung, demnach ke: 
Abnutzung von Charnieren. Die Büchsen sind 
total frei, und in Folge dessen ihre Einstellun 
bei Aenderung des Luftdruckes sozusagen momen- 
tan, so dass kein Klopfen am Instrumente nöthi 
„Ist, wie bei andern Barometern. 
Die Nullpunktveränderung kann Feier N“ 
stimmt werden, was bei den andern, wo Abnutzun- 
gen der Mikrometerschraubenspitzen oder ander 
Theile vorkommen, nicht möglich ist. Natürli 
wenn das ganze Instrument auseinander genommen word. 
ist, so ist eine neue Vergleichung mit einem Normal 
barometer nöthig, wie selbst bei einem Fortin. Dage 
' Kann das ganze Mikrometer mit Ausnahme der 
_ Ohne eine neue Vergleichung nöthig zu machen, jederzeit 
selbst auf Reisen, behufs allfälliger Reinigung von Staub 
Ohne weiteres demontirt werden. Es können also höchstens 
Veränderungen vorkommen in Folge wirklicher Veränder- 
ung der Büchsen. 3 
Der noch sicherern Unveränderlichkeit wegen, würde 
ich allerdings ° wünschen, dass die Büchsen auf dem unt M 
oden des Gehäuses, die feste Marke auf dem obern Bod 
und dieser selbst am Gehäuse festgelöthet wären, sta! 
u 
