8 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 
bloss festgeschraubt, wenn diess nickt bei allfälligen Re- 
paraturen der Büchsen zu grosse Schwierigkeiten bieten 
würde. Bis jetzt habe ich freilich noch keinen Nachtheil 
der Haftschrauben verspürt. 
Endlieh ist die Theorie eines solchen Instrumentes 
einfacher und sicherer als die der andern, weil nichts als 
die Büchsen zu berücksichtigen sind. Namentlich lässt 
sich, wie wir sogleich sehen werden, der Einfluss der 
Temperatur leichter übersehen und in Rechnung bringen. 
Gehen wir zunächst zur Ableitung der Beziehungen 
zwischen dem Barometerstande und den Hebungen und 
Senkungen der Büchsen über. Die gewellten Oberflächen 
biegen sich so lange bis die Elastieität dem verticalen 
Drucke das Gleichgewicht hält. Jedenfalls kann mit 
Sicherheit angenommen werden, dass wenn die Flächen» 
unter dem Drucke sich biegen, bei der Festigkeit des 
Bleches nur eine Senkung oder Hebung dadurch entstelen 
kann, dass die Wellen durch Biegung in den Wellen- 
bergen und Thälern sich verflachen oder zusammenziehen, 
dass aber der Umfang einer Welle immer derselbe bleibt, 
weil sonst im Gegentheil ein wirkliches, sehr unwahr- 
scheinliches, Auseinanderreissen der Blechatome stattfinden 
Es sei P der verticale Thiräk auf die Flächeneinheit 
er Ebene, unter welchem ein Theil 4y der Fläche 
zwischen zwei Wellenthälern steht, wenn die Fläche hori- 
tal ist, d. h. wenn die untersten Partieen der Wellen- 
 thäler in einer Ebene liegen, p der Druck bei einer Sen- 
jean] h unter dieses Normalniveau. 
