silenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroi barometer. 391 
Einfluss der Te mperatur. 
Bei einer Temperaturveränderung äussern sich zwei 
Kräfte. Da die Büchsenoberfläche grösser ist als nur dem 
; Umfange entsprechend, so dehnt sie sich zu viel aus und. 
8 entsteht in Folge dessen eine Senkung. Im Innern 
der Büchsen befindet sich aber noch mehr oder weniger 
Inft, welche durch mit der Temperaturerhöhung vermehrter 
 Spannkraft jener Senkung entgegen wirkt. Während aber 
die erste Kraft augenscheinlich constant ist, nimmt die 
 ketztere der Temperatur proportional zu. Wenn also viel- 
leicht im Anfange die erstere grösser war, so kann nach- 
her Gleichgewicht eintreten, und endlich durch das Ueber- 
gewicht der letztern eine Hebung statt der Senkung ein- 
teten. Wenn die Büchsen nicht convex gekrümmt, son- 
dern, wie es bei den guten Instrumenten der Fall sem 
Miss, etwas einwärts gebogen sind,_so dass sie bei den 
 Siefsten Barometerständen höchstens horizontal werden 
(mas schon der Fall ist, wenn die Einsenkung jeder Fläche 
Ar 0,50 hei S00"" Luftdruck beträgt, und auch daran 
3 “kennbar ist, dass der Werth eines Aneroidtheiles m 
_ Millimetern Quecksilber mit der Abnahme des Luftdruckes 
geringer wird oder nahe constant bleibt), so wird emp, 
Srwärmung und Ausdehnung der Büchsen immer eine 
“ Senkung der Bodenflächen wegen dem auf ihnen lastenden 
R Inftgewichte und keine Steigung zur«Folge haben. Die 
 Knft mit der die Ausdehnung und folglich die Senkung 
 Nattfindet wird innerhalb der vorkommenden Temperatur- 
 Stenzen immer dieselbe sein. Setzen wir dieselbe gleich 
Dieser Kraft wiedersteht aber bei einer Temperatur 
! er Druck der innern Luft, wena die Kräfte bei 09 
ner als im Gleichgewichte stehend angenommen werden, 
