grenzen als eonstant angesehen werden. Unter dieser 
Annahme wird für | 
ad _ 
: ap 
1) H= H,-+ u (mt — nt?) 
und wir haben somit 
1a) H, = H — u(mt — nt’) 
oder auch 
Ib) = a — u (mt — nt?) = a — Ja 
4 Folglich wird dann | : 
h 2) Po sg P+ & (a, —4A) + (a, — A — 7 (a, > A)? e 
Wir erhalten also zunächst folgende für dieses Aneroid- 
 harometer und die ohne Hebelübersetzung wichtige Sätze: 
Die Temperatureorrection bildet mit der Tem- 
 eratur als Ordinate eine Parabel für denselben 
_ Barometerstand. u 
Die Temperaturcorreetion der Ablesung ist, | 
in Millimetern Quecksilber ausgedrückt, mit 
grosser Annäherung jederzeit dieselbe, ändertsich 2 
also dem reciproken Werth einer Mikrometer 
 &inheit proportional. er. 
Dieser Satz gilt wie leicht zu sehen auch für ein 
R Büchsensystem. Die experimentelle Bestätigung werden : 
Wr in den später folgenden Versuchsreihen finden, a 
Constructionsbedingungen. 
Aus der theoretischen Untersuchung ergeben sich 
lgende Bedingungen für möglichst zweckmässige Con- 
Struetion der Instrumente: 
1. Die Büchsen sollen so beschaffen sein, 4 
dass nach dem Auspumpen der nöthigen Luft die e 
ER Ze EL RE 
Der 
