394 Weilenmann, Ueber ein abgeähdertes Aneroidbaı 
Oberflächen in unsern Höhen ein wenig einge- 
bogen sind. Dann ist der Einfluss von nh? nahezu 
_ Null, der Werth des Mikrometertheiles nahezu 
constant, und die Temperaturcorrectionen bei allen ; 
Barometerständen dieselben. 
2) Durch Veränderung der Menge der in den Büchsen 
restirenden Luft kann der Scheitel der Parabel auf ver 
schiedene Temperaturen verlegt werden. Ist derselbe u 
weit von den gewöhnlich vorkommenden Temperaturen 
entfernt, so geht die Temperaturcurve zu steil, und die 
 Correetionen werden zu gross. Ist derselbe gerade mitten 
in den gewöhnlichen Temperaturen, so haben wir den 
_ Nachtheil, dass die wirkenden Kräfte sich beständig um 
den Vorrang streiten und so etwas grössere Unregel- 5, 
mässigkeiten erzeugen können als weiter entfernt, Wo de 
eine der Kräfte entschieden das Uebergewicht hat. Des 4 
halb halte ich es, trotzdem in letzt genanntem 
Falle die. Correstionen kleiner sind, für besseh 
wenn der Scheitel gerade an das eine Ende der 
gewöhnlich vorkommenden Temperaturen verlegt 
Br 
wird, | 
Ich will hiebei gleich noch folgende Regeln für ander“ 
weitige Constructionen beifügen: ; 
3) "Die Mikrometerschraube muss am unterl 
Ende flach gewölbt sein, und auf einer ganz ebenel 
glasharten’ Stahlfläche ruhen. 
| 4) Die Büchsen müssen möglichst 
‚auf einander gelöthet, und sehr fest am Boden dei 
Gehäuses befestigt sein und dürfen sieh nigl 
paralle ; 
