sein, dass beim tiefsten Barometerstande, den man 
erreichen will, die Büchsen noch nicht oben an- 
stossen. 
5) Die bewegliche Marke soll sich möglichst 
senkrecht bewegen, so dass sie unter der Luft- 
pumpe und senkrechtem Stande des Instrumentes 
bei jedem Luftdrucke durch das Mikroscop auch 
gut einstellbar ist. 
Dass natürlich beim Schneiden der Mikrometerschraube 
die grösste Sorgfalt angewendet werden muss, dass ale 
Eeweglichen Theile sehr fest unter einander verbunden 
äind und eine sichere Festigkeit haben müssen, versteht 
- sich von selbst. 
Durch die Pressungen der Oberflächenwellen worin & 
' im Innern des Metalles Spannungen entstehen. Diese 
äussern sich auf zweierlei Art. Wenn das neue Instru- 
ment erwärmt und wieder abgekühlt wird, so kehrt es 
nicht mehr auf den frühern Stand zurück, sondern die 
 Büchsen gehen zusammen. 
b 
zig 
Dasselbe geschieht, wenn der Luftdruck vermehrt 
und wieder vermindert wird. Die Spannungen vermindern 
Sich und die Büchsen werden nachgiebiger. 
Es müssen also, bevor eine definitive Temperatur- 
Correcetionsbestimmung oder eine definitive Scalenbestim- 
Mung vorgenommen wird, dieselben provisorisch so lange 
Vorgenommen werden, bis man bei der Rückkehr zum An- 
fngszustande die ursprünglichen Werthe wieder erhält. 
Natürlich sollen bei beiden gewisse Grenzen nicht über- 
Schritten werden. Diese mögen bei der Temperatur + 40° 
und — 10%, bei dem Luftdrucke 790" und 550”, 
höchstens 500”” sein. 
Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 395 
