Az 
= 396 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 
Innerhalb dieser Grenzen bekommt man nach einer 
grössern oder geringern Anzahl provisorischer Versuchs- 
reihen auf und abwärts gehend dieselben Resultate. Geht 
man zu noch tiefern Barometerständen, so wird sich meist 
eine, wenn auch nicht für immer bleibende, Veränderung 
von ein bis zwei Millimeter zeigen. Vielleicht könnte 
auch diese bei genügend grosser Anzahl Versuchsreihen 
schliesslich nach langer Geduldprobe beseitigt werden. 
Da jedoch über die angeführten Grenzen hinaus Beob- 
 achtungen überhaupt, und namentlich solche, bei denen 
und sollte für Fälle, wo man in ausnahmsweise grosse 
Höhen gelangt, ein einfacheres Instrument benutzen. 
Wird das Instrument, sei es zur Scalenbestimmung 
oder sonst unter der Luftpumpe behandelt, so ist es sehr 
'zweckmässig, die Druckänderung nur sehr langsam vor 
sich gehen zu lassen, um ein Reissen der Büchsen zu 
_ vermeiden, und die Aenderung eher dem Bergsteigen col- 
form zu machen, 
Es sind schon einige dieser Instrumente von Herrn 
 Goldschmid ausgeführt worden, wovon das erste in meinen 
' Händen ist, und mit dem die meisten Beobachtungen aus 
geführt worden sind. Da eine Mikroscopablesung immer 
eine gewisse Helligkeit erfordert, so hatten wir den 
danken, durch Anwendung von Elfenbeinstäben als Träger 
der festen und beweglichen Marke die Einstellung zu 
‚leichtern. Es scheint aber, dass die Veränderungen diese® 
organischen Stoffes zu unregelmässig sind, denn eine Im 
‚regelmässigkeit von 0,02”” in absoluter Länge bedns! 
schon 1”" Unregelmässigkeit in der Angabe des Luft 
