398 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer, _ 
- Veränderung in Scalentheilen bestimmt. Sehr praktisch 
ist hiezu ein von Herrn Goldschmid angewandter Blech- 
 kasten mit doppelten Wänden, zwischen welche Wasser 
gegossen werden kann. ’ 
Durch Erwärmung mittelst grössern oder kleinern 
Petroleum-, Spiritus- oder Gasflammen kann das Wasser 
beliebig lange auf derselben Temperatur erhalten werden, 
und so die Aenderungen mit Sorgfalt bestimmt werden. 
Die vordere Wand ist mit einer entfernbaren Glasscheibe 
geschlossen. Für tiefere Temperaturen kann der Raum 
zwischen den Wänden mit einer Kältemischung von Koch- 
salz und Schnee oder Eis gefüllt werden. Natürlich muss 
bei jeder Beobachtung der zugehörige Barometerstand 
‚notirt und die Normalmarke abgelesen werden. Die 50 
erhaltenen Correctionen werden in Quecksilbermillimeter 
umgewandelt. Mittelst der Methode der kleinsten Quadrate, = 
oder mit mehr als genügender Genauigkeit graphisch 
werden alsdann die Normalcorrestionen in Millimetern 
Quecksilber bestimmt, und nachber für die verschiedenen 
Barometerstände in Scalentheilen berechnet und die be- 
treffenden Correctionen an die Ablesung unmittelbar aD- 
gebracht. 
Einfacher ist es jedoch, wenn die Correction erst an 
dem erhaltenen Barometerstande angebracht wird. Wir 
fanden nämlich: 
P= 9», + (mt — nt?) 
folglich 
514) 9 = P+t(a— A) tnla— A)! — 44-4 aA 
_ wenn 
=) ms Ap=mti—nt?' 
