400 Weanım, Ueber ein. ihgeindärtee Aneroidbarometer. | 
' Dass im Anfange bei Erwärmungen eine Senkung der 
Büchsen, d. h. eine Abnahme der Spannung vorkommt, 
zeigt sich aus folgendem Beispiele. Den 30. Nov. 1873 
war Mittags 2 Uhr der Stand des Fortin bei 0° 719,86"" 
' und nach der später angefertigten Reductionsseale die An- 
gabe des Aneroid 719,16”” auf 0° reducirt; also eine 
Differenz von 0,70”, Dann wurde das Instrument er- 
wärmt bis 52°, und es stand hierauf den 1. Dez. Morgens 
8 Uhr, nachdem es wieder auf die Zimmertemperatur 
zurückgegangen, das Aneroid nach der gleichen Reduetions- 
‚tabelle nur noch um 0,20” tiefer; also ergab sich eine 
Senkung der Büchsen um 0,5 Queeksilbermillimeter = 
0,006 Höhenmillimeter. Aehnliche Ergebnisse zeigten sich 
bei andern Instrumenten. So brachte ich das zweite an- 
gefertigte Instrument den 15. März ebenfalls in die Wärme 
bis zu 50°. Kurz vorher. stand das Fortin auf 729,50”, 
das Aneroid auf 609,30 bei 13,0°. Nach seiner Wieder- 
 abkühlung zeigte den 16. März um 7 Uhr Morgens Fortin 
729,71 und das Aneroid bei 13,0° jetzt 609,90. Ein Aneroid- 
: 'theil war nahe ein Millimeter, also betrug die Senkung 
ya Quecksilber — 0,01”” wirklicher Werth u. 8 f. 
Bei jeder folgenden Erwärmung wird aber der Unter- 
schied geringer und verschwindet zuletzt, und alsdann 
können die definitiven Bestimmungen vorgenommen werden. 
Ich erhielt schliesslich folgende Versuchsreihen: 
o soll den auf 0° redueirten Stand des Fortin be- 
EZ den auf 0° redueirten Stand. 
