| 410 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. er 
Die Uebereinstimmung hält sich innerhalb der Grenzen 
‚der Beobachtungsfehler, und ist somit ganz befriedigend. 
en 
re 
b. Bestimmung des Scalenwerthes. 
Der Sealenwerth der Aneroidbarometer wird am ein- 
fachsten ermittelt, indem man das Aneroid unter die Luft- 
pumpe bringt, mit der durch einen Kautschukschlauch em 
 Gefässbarometer mit sehr weitem Gefässe in Verbindung ; 
steht. Der Reeipient besitzt oben eine Stopfbüchse, ‚dureh i 
die eine Gabel geht, mittelst welcher das Aneroid 02 
 hiebig eingestellt werden kann. Ich habe nun, um al 
fällige Ungleichheiten der Mikrometerschraube mit zu em 
halten, die Vergleichung beider Instrumente von Umganz 
zu Umgang der Schraube vorgenommen. nn 
Zu dem Zwecke stellte mir Herr Goldschmid wit ; 
grosser Gefälligkeit seine hiezu eingerichtete Luftpumpe E 
zur Verfügung. Da die verschiedenen Instrumente sich : 
höchstens in der Grösse des Ganges unterscheiden und ‚ 
nicht wesentlich Verschiedenes bieten, so gebe ich nur 2 F 
Vergleichung meines eigenen Instrumentes, mit dem IT 
auch Beobachtungen ausgeführt habe, wieder. Dabei de 
merke ich nochmals, dass jedes Instrument eine bestimmte 
Grenze hat, bis zu welcher der Lufteruck nur abnehmen 7 
darf, wenn keine bleibende Veränderung Vor sich gehen 
und der Gang bei abnehmendem und zunehmendem L 
drucke derselbe sein soll. 
Diese Grenze liegt von 500 bis 600””, und 
. verschiedenen Instrumenten etwas verschieden. Bei 
kann sie bei 540”” angenommen werden. Um dı® = 
_ auch comprimiren und höhere Barometerstände als die 
Beobachtungsorte vorkommenden heryorbringen zu können, 
ee a 2 > ea Ir 
ae a, 
meinen 
ie L 
