x 
- Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer, 411 
muss der Recipient auf den Teller festgeschraubt, und 
das Ganze wohl verpicht werden. Dann genügt es wohl, 
einen Luftdruck von 790”” hervorzubringen. Das Instru- 
_ ment ist also ohne besondere Vorrichtung für ziemlich 
_ bedeutende Höhendifferenzen brauchbar und in Folge dessen 
jedenfalls, glaube ich, dem Naudet’schen bei mindestens 
gleicher Genauigkeit vorzuziehen. Für tiefere Stände als 
500”®,_ wo es sich um keine so grosse Genauigkeit mehr 
handelt, sowie für Touristen überhaupt glaube ‘ich ein 
 Goldschmid’sches Aneroid gewöhnlicher Construction an- 
Grenzen eines Fortinbarometers für genaue Beobachtungen 
fülgendem zuerst die Vergleichungen von Aneroidbarometer 
_ ind Quecksilberbarometer unter der Luftpumpe, wobei 
 Matürlich die Angaben des Gefässbarometers wegen der 
R Niveanänderung des Quecksilbers im Gefässe corrigirt 
E 'orden sind. Ich habe bei jeder Einstellung des Aneroids 
4 drei Vergleichungen gemacht und sie zu einem Mittel 
 Fereinigt: 
‘ 9 soll die uncorrigirten Ablesungen am Gefässbaro- 
Mieter, t die zugehörige Temperatur, a die Ablesung am 
3 Aneroidbarometer und r die zugehörige Temperatur, m 
; die Ablesung der festen Marke bezeichnen. Die Einheit 
St der Zehntelumgang der Schraube. 
* Den 30. November 1875. 
Anfangs m = 398,80. 
gezeigt, um die neue Construction nur innerhalb der 
und Vergleichungen zu benutzen. Ich gebe nun in nach- 
E 1. Aufwärtsgehend. 
& T 
9 t 
30,00 13,2 740,98 13,6 
eo 13,1 720,87 13,6 
0 13,0 701,93 13,8 
8 
2. Rückwärtsgehend. 
a T g t 
200,00 18,2 571,77 15,2 
210,00 13,4 586,93 15,3 
220,00 13,5 600,90 15,4 
