müssen die Ablesungen des Aneroid um 1,15 vermehrt 
- werden. 
Statt die letztern wegen der Temperatur zu corrigiren, 
F können wir mit vollkommen genügender Genauigkeit die 
 Quecksilberbarometerablesungen um 4p nach der frühern 
Tafel im umgekehrten Sinne eorrigiren, d. h. bei meinem 
Instrumente subtrahiren. Ausserdem muss der Stand des 
Quecksilberbarometers, welches eine Messingscale besitzt, 
auf 0° redueirt werden. Werden die Correctionen an- 
gebracht, so erhalten wir folgende Normalvergleichungen, 
_ "0 a, den wegen der Marke corrigirten Aneroidstand, 
% den wegen Niveauänderung, eigener Temperatur, und 
Temperatur des Aneroid corrigirten Stand des Gefäss- 
 barometers bedeutet. Es sind nun die Beobachtungen 
bei demselben Aneroidstande neben einander gestellt, 
3 unter »aufwärts« die bei abnehmendem Luftdrucke, unter 
 ?rückwärts« die bei zunehmendem Luftdrucke gemachten 
. Beobachtungen. 
Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 413 
15 719,14 719,63 
- 21,15 700,09 700,48 
2,15 681,49 681,76 
 %115 663,47 663,90 
 B1,15 646,20 646,70 
231,15 613,49 614,05 
221,15 597,89 598,44 
211,15 583,07 583,41 
201,15 569,00 569,32 
181,15 542,32 — 
Nehme ich nun die Mittelwerthe, 
Aufwärts Rückwärts Aufwärts Rückwärts Aufwärts Rückwärts 
" 3 Io Io Ay Io Io 47} % Io 
15 739,33 739,58 241,15 629,23 629,80 321,15 — 781,89 
311,15 760,21 760,38 
301,15 739,61 
291,15 719,49 
281,15 700,27 
indem ich bei der 
° Obersten Beobachtung von 181,15 beim Barometerstande 
3 als Interpolation 0,15”® addire, bei der untersten von 321,15 
Üagegen 0,06 subtrahire, und bei allen Ablesungen des 
