E Also 
Nun ist: 
 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 417 
den Zehntelschraubengang als Einheit genommen und die 
an die wirkliche Ablesung geringer ist, so wird die 
Differenz zur eigentlichen Aneroidablesung addirt. Hierauf 
aus der Vergleichstabelle für die so erhaltene Zahl der 
entsprechende Luitdruck gesucht, und erst an diesem die 
Temperaturcorreetion angebracht. Ich habe sämmtliche 
Angaben nach beiden Tabellen I und II redueirt. Als 
Beispiel möge folgendes dienen: 
Den 17. August 1875 1 Uhr Mittags erhielt ich: 
Fortin Temp. Aneroid Temp. Marke 
731,20 27,7 291,92 29,5 398,10 
400 -— 398,10 — 1,90 
291,92 + 1,90 = 293,82 
Nach Normaltab. I Aner. 293,82 = Quecksilber 725,11”” © 
Nach Normaltab. II Aner. 293,82 — Quecksilber 725,20” 
Die Temperaturcorrection beträgt für 29,5° 
ap = + 3,54” 
_ Also Luftdruck 728,65”” nach I, und 728,74”” nach II, 
_ Fortin bei 0° 727,94””, dazu die Correetion auf den Nor- 
 Malbarometer in Bern + 0,80 gibt 728,74”. 
Zur leichtern Reduction habe ich die beiden Normal- 
tabellen in genügend grossem Maassstabe graphisch auf- 
getragen, indem ich die Zwischenräume von 5 za 5 durch 
gerade Linien verband. Es kann allerdings zwischen der 
graphischen und rechnenden Interpolation vielleicht bis 
0,02”" Differenz geben, was jedenfalls von keinem Be- 
lange ist. 
X 4 23 
