8 Weilenmann, Ueber ein abgeändertes Aneroidbarometer. 
Bei der Reduction von Beobachtungen ist in 
“schiedenen Höhen und geographischen Breiten noch eine 
Correction wegen der Schwereänderung vorzunehmen. i 
N Aneroidbarometer misst nämlich als Federwaage den ab- 
soluten Luftdruck, wird also bei derselben Luftsäule be 
geringerer Schwerkraft einen tiefern Luftdruck zeigen. 
"Beim Quecksilberbarometer, wo sich zwei Gewichte, das 
Quecksilber und die Luftsäule, das Gleiehgewicht halten, 
‘die von der Schwerkraft in gleicher Weise beeinflusst 
: werden, wird bei gleicher Luftsäule in Folge der Ver 
änderung der Schwerkraft keine Aenderung des Barometer 
- der Schwere entsprechende Differenz z 
schaft ist bekanntlich von Freiherrn von Wüllersdo 
nutzt worden, um die Abplattung der Erde zu bestimmen. 
‘Wir erhalten die entstehende Differenz einfach in folgen- 
Die Normaltabelle sei angelegt bei der Schwere m; 
‘so dass alsdann die Barometerstände a, des Anerol 
bh des Quecksilberbarometers übereinstimmen. 4 und 
- seien die in Millimetern ausgedrückten Angaben der beiden 
- Barometer bei der Schwere g. Dann offenbar gilt 
Gleichung 
Se i 23) do 
. ‚Also beträgt die Correction 
24) i da= m —a= a" 
Den Einfluss der geographischen Breit 
e erhalten 
zunächst folgendermassen : 5 
