riii A VA N T'P RO P O S. 



ment prefque par- tout ; comme elJe eft peu connue,' 

 je vais la décrire dans l'eQ)érance qu'elle pourra de- 

 venir utile k ceux qui plus tard feront peut-être des Ob- 

 fèrvations Afl.ronomiques dans ces pays-ci ; elle elt de 

 M. Maskelyne , Chef de l'Obfervatoire Royal d'An- 

 gleterre à Greenwich. 



Il faut mefurer exadement la diftance du centre de 

 la lunette du quart de cercle dans fà pofition droite, &; 

 puis dans une pofition renverfée : fur une planche à 

 fond blanc tirez deux lignes noires bien parallèles, éloi- 

 gnées de la diftance fufdite ; & puis à cent ou deux cens 

 pas, plus ou moins,, placez cette planche bien vertica'- 

 îement au plan de l'horifon; trouvez enfuite la diftance 

 du Zénith de la marque inférieure ." fi la fomme de ces 

 deux diftances au Zénith fait exadement 1 80° l'erreur 

 cft nulle. Si la fomme fait plus ou moins , la moitié de 

 la différence fera ce qu'il faudra fouftraire dans le pre- 

 mier cas; ou ajouter , dans le fécond, à toutes les diftan- 

 ces au Zénith obfèrvé. On en pourra voir le détail dans 

 les Obfervations fuivante§. 



Si mon féjour dans ce pays-ci le permet, & fi on 

 parok le defirer, je communiquerai plus tard les Ob- 

 fervations que j'ai deflèin de faire, pour déterminer 

 les pofitions de Bruxelles , de Louvain & de Malines. 



