110 Alexander Müller. 
Die Grösse z wurde durch Zählung der Interferenzstreifen, die 
an der kleinen kreisförmigen Marke der Deckplatte vorbeiwanderten, 
und durch mikrometrische Ausmessung der Intervall-Bruchteile ge- 
wonnen. Die Bestimmung der Zahl der vorbeigewanderten Streifen, 
nach der Methode von Abbe, d.h. durch Messung der Streifenbruch- 
teile in verschiedenen Farben, war hier, wegen des grossen Ver- 
schiebungsintervalles, zu unsicher. 
Die Deckplattenmarke wird von 2 Interferenzstreifen einge- 
schlossen. Die Lage dieser beiden Streifen, und diejenige der Marke 
selbst, wurden durch Einstellung des Doppelfadens und Ablesung 
an der Trommelteilung festgestellt. Zur Erzielung grösserer Genauig- 
keit werden gewöhnlich noch mehrere benachbarte Streifen festgelegt. 
Von diesem Verfahren wurde hier Abstand genommen, indem be- 
sonders bei höheren Temperaturen das Interferenzbild nicht die nötige 
Stabilität besass, um längere Messungen zu rechtfertigen. Durch die 
Art der Erwärmung (Heizung des elektr. Ofens mit städt. Wechsel- 
strom) war in der Regel die Lage des Interferenzbildes langsam ver- 
änderlich (z. B. 1 Intervall pro 's St.), so dass die beiden Streifen . 
in verschiedenen Stellungen zur Marke gemessen wurden. Diese Einzel- 
beobachtungen konnten, da sie in engen Temperaturgrenzen. vor- 
genommen wurden, auf eine mittlere Temperatur reduziert werden. 
Die Abweichungen vom Mittel ergeben unmittelbar ein Bild von der 
Genauigkeit, die bei dieser Art der Mikrometrierung resultierte. 
Aus den Beobachtungen am Quarz ergab sich im Mittel ein Fehler 
+ 0.03 Streifenbreiten. Als Beispiel für die Berechnungen der Längen- 
änderungen sind die Versuchsdaten einer Mess-Serie in Tabelle 1 in 
extenso gegeben. 
Temperaturmessung. 
Die Temperaturmessung wurde vorgenommen mit dem bereits 
erwähnten Platin-Quarzglasthermometer mit einfacher Zuleitung zur 
Pt-Spirale.') Die Widerstandsmessungen geschahen mit einer gross- 
dimensionierten ern mit 4 Dekaden. Kaliberfehler und 
mittlerer T t waren bekannt. Als O-Instrument diente 
das Galvanometer von Hartmann & Braun mit 6 & Widerstand. Das 
Thermometer war dem Verfasser von anderen Messungen her bekannt. 
Es wurde angeschlossen bei: 
0°, 100° und 444.51 (Schwefelsiedepunkt). 
Die Eichung, die nicht näher beschrieben werden soll, wurde 
nach den in der Literatur niedergelegten Gesichtspunkten (vergl. z. B. 
E. König und F. Buchmüller: Über die Etalonierung von Widerstands- 
1) Widerstand bei 0° 25 2. 
