Messungen der therm. Ausdehnung von kristallisiertem Quarz u. von Gold. 111 
thermometern und Thermoelementen des Eidg. Amtes für Mass und 
Gewicht)!) ausgeführt. Selbstredend wurden nur die Punkte berück- 
sichtigt, die bei der vorliegenden, kleineren Genauigkeit in Frage 
kamen. Eine Bestimmung des Naphtalinsiedepunktes nach Beendigung 
sämtlicher Messungen ergab eine Differenz von weniger als !/ıo° 
zwischen Beobachtung und Rechnung. 
Lage und Grösse des Thermometers ist aus Tafel II ersichtlich. 
Die Spirale desselben war nahezu in Kontakt mit dem Tischchen. 
Verschiebungen von 2-3 cm in der Vertikalrichtung ergaben genügende 
Temperaturkonstanz. Radiäre Temperaturgradienten bewirken eine 
Krümmung der Streifen des Interferenzsystems, das zwischen Deck- 
platte und Grundplatte des Tischchens auftritt. Gerade Streifen mit 
konstant bleibendem Abstand sind ein Kriterium für die gleichförmige 
Temperatur des Tischehens. In den Versuchen waren diese Bedingungen 
hinreichend erfüllt. 
Wie weit bei zeitlich variabler Temperatur das Thermometer die 
Temperatur des Quarz-Tischchens richtig zeigte, konnte folgender- 
massen geschätzt werden (vergl. S. Valentiner und J. Wallot °): 
?, sei eine Temperatur, gemessen während des Anwärmens, . der 
entsprechende Anstieg, s die Streifenverschiebung. Aus der Kurve 
der Messungen bei stationärem Zustand suchte man die Temperatur 
%,, die in diesem Fall der Streifenverschiebung s entsprach. Nimmt 
man an, dass 9, —9,=K- 7 "7 ‚so kann aus dem so bestimmten 
K die Differenz 9, — ®, für andere Werte von m erhalten werden. 
K'war in den vorliegenden Versuchen ca. 2—3. Ist also der Temperatur- 
gang während einer Messung z.B. 0.3° in 10 Minuten so ist 9,—#, 
ca. 0.06—0.09°. Meistens lagen die Verhältnisse günstiger wegen 
der oscillatorischen Annäherung an die Messtemperatur. 
Geeicht war das Thermometer so, dass die inneren Zuleitungen 
sich beinahe in der ganzen Länge auf der Temperatur der Pt-Spirale 
befanden. Im Dilatometerofen ragte dasselbe jedoch etwas mehr als 
!/a der gangen Länge aus dem Ofen heraus. In besonderen Versuchen 
wurde die hieraus resultierende Korrektur bestimmt, indem eine eng 
anliegende Heizspirale angelegt wurde. Die Korrektur betrug bei 
540° 0.6°. Mit Ausnahme von 2 Versuchsreihen blieb die Heizspirale 
mit: dem Thermometer verbunden. Die Temperatur in derselben wurde 
mit einem Pt — Pt-Rhodium Thermoelement mit direkter Temperatur- 
ablesung gemessen. 
!) Bern, Stämpfli & Cie. 1912. 
S. Valentiner und J. Wallot: Über die Abhängigkeit des Ausdehnungs- 
a fester Körper von der Temperatur. Ann. Phys. 1915, 46, S. 845. 
