Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 127 
sei. — In einer Ebene senkrecht zum Feld ist die Homogenität bei 
kreisföormigen Spulen gut; in der Richtung des Feldes wurde dies 
dadurch erreicht, dass der Querschnitt nicht rechteckig genommen 
wurde, sondern an den Enden zwei Verstärkungen bekam. Der 
letztere (Sp, in Fig. 1) war 12 mm breit und im Maximum 3 mm 
hoch. Je zu äusserst war eine Schicht von 1 mm Breite mit dieser 
Höhe, dann kam nach innen je eine Schicht von 2 mm Breite und 
2 mm Höhe, die Mitte hatte eine Höhe von 1 mm. Der innere 
Radius der Spule betrug an den Enden 6, dann 7, und in der Mitte 
8 mm. Die Variation von G wurde dadurch für den Bereich des 
Plättehens längs der Spulenachse von ca. 20°/o auf kaum 10°/o 
reduziert. Die Spule selbst war auf einen kleinen Holzrahmen ge- 
wickelt und bestand aus 1050 Windungen isolierten Kupferdrahtes 
von 0,1 mm Dicke. 
Um bei kleinen Schwankungen des Erregerstroms keine Störungen 
zu bekommen, wurde die beschriebene erste Spule von einer kon- 
zentrischen zweiten umgeben (Sp, in Fig. 1), die einen innern Radius 
von 21 mm hatte und 6350 Windungen aus dem gleichen Draht wie 
Sp, aufwies. Ihr Radius war derart gewählt, dass sie den grössten 
Teil des Kraftflusses im Interferrikum enthielt; so betrug das Feld 
bei i— 0,6 Amp. ausserhalb ihrer äussersten Windungen nur noch 
stark 50°/ von seinem maximalen Wert. 
Diese beiden Spulen wurden parallel und gegeneinander geschaltet 
(nach Schema in Fig. 1) und zur grossen noch ein Widerstand 
R= 3200 2 hinzugefügt, so dass für beträchtliche Schwankungen 
des Erregerstromes nur äusserst schwache Ausschläge des Galvano- 
meters erfolgten. Das ganze System der beiden Spulen wurde auf 
einem Holzträger an der Stirnfläche des vollständigen Polschuhes 
befestigt. Beim Hineinstossen und Herausziehen des auf den Träger 
aufgeklebten Plättchens wurde nun der im Galvanometer entstehende 
Ausschlag s beobachtet, welcher ein Mass gab für ],, also bei be- 
kannter Masse auch für 6,. 
Die Aichung erfolgte mit einem Plättchen des von Weiss‘) 
untersuchten Kohlswa-Eisens von ähnlichen Dimensionen wie die 
Kristallplättchen. Es war auf einem zum beschriebenen Holzträger 
analogen aufgeklebt, so dass die Kontrolle nach Belieben zwischen 
den Messungen mit dem Kristall vorgenommen werden konnte. — 
Es zeigte sich, dass die Ablesungen am Galvanometer wegen der 
Erschütterungen usw. beim Herausziehen des Plättchens sicherer 
“ 
1) P, Weiss, J. de Phys. 1910. 
