562 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 1929 & 
ein Präparat, resp. je stärker ein Gas in dem lonisationsraum ioni- 
siert ist, um so stärkeres elektrisches Feld muss an das Elektrometer- 
system angelegt werden, damit bei der grossen Ionenzahl keine Wieder- 
vereinigung von entgegengesetzt geladenen Ionen auf ihrem Wege 
nach den Elektroden möglich ist. Durch das stärkere Feld wird 
ihnen eine grössere Beschleunigung erteilt. Immerhin wird selbst 
bei schwächern Präparaten und stärksten anlegbaren Feldern noch 
_ kein Sättigungsstrom erreicht (bestenfalls nur ca. 88°/o in idealem 
Sinne) und müssen die Verluste an Sättigungsstrom infolge Re- 
kombination von Ionen abseits den Elektroden stets in Rechnung 
gezogen werden, sofern man nicht nur ähnliche Präparate unter ein- 
ander vergleichen will, wobei eine solche Korrektur natürlich ausfällt. 
Für die meisten bekannten Gesteine, deren- Radiumgehalt meist zwi- 
schen 10-4 und 10-2 Gramm Radium pro Gramm Gestein liegt, kam 
in den verschiedenen praktisch erprobten Methoden (z. B. bei Zwei- 
faden- und Blättchenelektrometern) mit einer Elektrodenspannung 
von 200—300 Volt ausgekommen werden, während z. B. die emp- 
findlichen Einfadeninstrumente eine solche von oft nur 80 Volt ver- 
langen. Sättigungsstrom ist aber nicht etwa gleichbedeutend mit 
völliger Ausnützung der möglichen Ionisation durch die Gesamtstrah- 
lung der anwesenden Elemente, denn in einem Ionisationsraum, wie 
er praktisch verwendbar ist, stösst ein Teil der Strahlen vor Ablauf 
ihrer Reichweite an die Gefässwand oder Innenelektrode, s” 
dass solche Strahlen dann nur einen Bruchteil der Ionisation bei voller 
_ Reichweite abwerfen. Die maximal mögliche Ionisation irgend eines ; 
radioaktiven Stoffes muss daher auf einen sog. unendlich grossen Raum 
extrapoliert werden, wozu gewisse Formeln dienen, die der Form 
und dem Volumen des Ionisationsraums Rechnung tragen. Für unsere 
Zwecke haben wir eine solche Korrekturformel nur nötig, wo es sich 
handelt, die wirklich vorhandene Menge an Radiumemanation zu er 
mitteln. Wir werden bei den Emanationsmessungen auf diese Formel 
eintreten. Bei Aktivitätsmessungen an Vergleichspräparaten von ähn- 
licher Aktivität kommt sie natürlich in Wegfall. 
Als @-satte Schicht gilt diejenige Schichtdicke einer Sub- 
stanz, die grösser ist, als die maximale Reichweite der von ihr et 
zeugten «-Strahlen in dieser Substanz. Die am Boden einer «-satten 
Sehieht emittierten «-Strahlen dürfen daher die Schicht nicht mehr 
durchdringen können. Für Uranoxyd (U, O,) genügen DB 1520 
mgr pro cm? zu einer «-satten Schicht, für Biotit ist beispielsweise 
eine Schichtdieke von 0,1 mm sicher «-satt. Die maximale Reieh- 
weite von «-Strahlen in Biotitsubstanz wurde bisher zu 0,04 mm 
