Jahrg. 65. Hans Hirschi. Radioaktivität einiger Schweizergesteine. 563 
ermittelt, indessen dürfte dies nicht der Maximalwert sein. Feinstes 
Gesteinspulver in 0,2 mm dicker Schicht aufgeschwemmt, wird reich- 
lich «-satt sein. Natürlich sind «-satte Schichten nicht auch ß- oder 
gar y-satt. In den üblichen Ionisationsgefässen und den gewöhnlich 
zur Untersuchung gelangenden Gesteinen bildet aber die relativ 
schwache Ionisation durch letztere Strahlenarten einen sehr geringen 
Bruchteil der «-Ionisation. Bei den Messresultaten werden wir darauf 
noch einzutreten haben. 
Die Aktivität von Gesteinen kann auf zwei ganz verschiedenen 
Wegen gemessen werden, erstens, dass man sie an den festen Ge- 
steinspulvern in «-satter Schicht misst oder dass man das Gestein 
chemisch aufschliesst resp. schmilzt. Im erstern Fall beobachtet man 
die komplexe Aktivität, vorwiegend die «-Strahlenaktivität, im zweiten 
Fall wird dagegen der Gehalt an Radium-, Thorium- und Actinium- 
Emanation bestimmt, worauf sich die Mengen der mit diesen Emi- 
nationen im Gleichgewicht befindlichen Elemente berechnen lassen. 
Aktivitätsmessungen an Gesteinspulvern. 
Anfertigung der Präparate. Es ist wichtig, dass die zu 
vergleichenden Präparate einander möglichst gleich sind in bezug auf 
Oberflächenbeschaffenheit und Schichtdicke und dass die Messungen 
unter konformen Bedingungen ausgeführt werden. Die Gesteinsdurch- 
schnittsprobe wird sehr fein gepulvert. am besten mit reinem Alkohol auf- 
genommen und mit einer Pipette auf Aluminiumschälchen mit 23 mm 
Randhöhe und einigen em Durchmesser (je nach der Dimension des 
Ionisationsgefässes) gleichmässig aufgeschwemmt. Wenn dies richtig aus- 
geführt wird, so entsteht eine glatte Schicht von gleichmässiger Dicke, 
welche auch beim Umdrehen der Schälchen nicht abfällt. Da die Ak- 
tivität der meisten Gesteinspulver relativ schwach ist, muss man 
darauf bedacht sein, die strahlende Oberflächenschicht des Präparates 
möglichst gross zu machen. Es werden daher mehrere Schälchen 
mit «-satter Schicht hergestellt und auf den Boden und Deckel der 
Ionisationskammer gebracht. Die Einrichtung der Ionisationskammer 
wird in den Messanordnungen zur Darstellung gelangen. Die verkehrt 
zu liegen kommenden Schälchen werden mit etwas Kautechukfeti an- 
gepresst und fallen dann nicht herunter. Es ist natürlich darauf zu 
achten, dass die auf dem Boden der Kammer liegenden Schälchen 
nicht über den Ausschnitt um die Elektrode hinausragen, da sonst die 
Kapazität des Elektrometersystems verändert wird. Statt Schälchen, 
deren Rand etwas Strahlen abschirmen, kann z. B. auch auf eine dünne 
Aluminiumplatte, auf die ein gut dichtender Ring gepresst wird, nr 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 65. 1920 
