564 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 1920 
geschwemmt werden, der nach Eintrocknen der Schicht wieder ent- 
fernt werden kann, nachdem man mit einer feinen Spitze die Adhäsion 
zwischen Ring und Fläche gelöst hat. Die Firma Günther & Teget- 
meyer in Braunschweig liefert zu ihren Elektrometern passende 
Sehalen für feste Substanzen, die, ringförmig ausgeschnitten, auf den 
Boden des Ionisationsgefässes zu liegen kommen. Von vielen Prak- 
tikern wird das Gesteinspulver z. B. mit Chloroform zu einer Pasta 
angerieben und auf eine geeignete Unterlage gestrichen. Diese Me- 
thode führt leicht zu rissigen Oberflächen, während man beim Auf- 
schwemmen mit Alkohol bei einiger Übung stets tadellose Oberflächen 
erzielt. 
Als Vergleichspräparat diente reinstes U, O,') in a-satter Schicht. 
Da aber diese Substanz ca. 1000 X aktiver ist wie ein Gesteins- 
pulver mit 10"! gr Radium pro gr Gestein plus Thoriumgehalt 
in e-satter Schicht, so muss, gleiche Versuchsanordnung vor- 
ausgesetzt, die strahlende Schicht des U, 0, entsprechend kleiner 
gewählt werden, also pro 100 cm? Gesteinspulveroberfläche nur 10 mm?. 
Nach St. Meyer und F. Paneth unterhält 1 cm? einer «-satten 
Schicht reinen U, 0, einseitig bei voller Ausnützung der «-Ionisation 
einen lonisationsstrom von 1,73 - 10° ESE. Die Aktivitäten der 
Gesteinspulver sind daher in dieser Uraneinheit ausgedrückt, und zwar 
korrigiert auf volle Ausnützung der «-Ionisation, welch letztere nur 
bei Anwendung von Plattenkondensatoren erreicht würde. 
Apparatur und Messanordnung für Aktivitäts- 
messungen an Gesteinspulvern. 
Die Messanordnung ist etwas verschieden, je nachdem man die 
Entlade- oder Auflademethode wählt. Im erstern Falle wird das Elek- 
trometersystem vermittelst eines Ladestiftes, Zambonisäule oder mit 
sogenannten Krügerschen Batterien (die von 10 zu 10 Volt abstufbar 
sind) aufgeladen, im letzteren wird dagegen an das Ionisationsgefäss 
konstante Spannung angelegt, wobei das letztere durch einen hoch- 
polierten Ebonitring vom Elektrometergehäuse isoliert werden muss. 
Es ist gleichgültig, ob man den negativen oder positiven Pol der 
Spannungsquelle verwendet. Wenn das Elektrometer z. B. erst von 
50 Volt ab gleichförmige Skalenwerte gibt, so muss bei der Auflade- 
methode das Elektrometersystem zuerst auf diesen Wert aufgeladen 
werden und zwar mit dem gleichen Pol, den man an das Ionisations- 
gefäss legen will. 
') Gereinigt nach Methode von Hönigschmid. 
