Jahrg. 65. Hans Hirschi. Radioaktivität einiger Schweizergesteine. 565 
Wichtig ist bei einer gewissen Messanordnung die natürliche 
Zerstreuung genau zu bestimmen, damit diese von dem gemessenen 
Gesamtspannungsverlauf in Anrechnung gebracht werden kann, Dies 
setzt voraus, dass man auch die Isolations- und Dielektrikumsfehler 
des Elektrometersystems kennt und letztere soweit als möglich be- 
seitigt. Durch das Dielektrikum (Bernstein und Quarz), in welchem 
das Elektrometersystem verankert ist, wird bis zu dessen Sättigung 
u.a. durch Polarisation, zuerst Ladung verschluckt und nach Abfall 
des Potentials unter gewisse Grenze wieder abgegeben, die Ladung 
kriecht hinein und hinaus, wie man sagt. Wenn daher ein Elektro- 
meter längere Zeit nicht gebraucht wurde und entladen blieb, so 
findet man bei Bestimmung der natürlichen Zerstreuung, dass beson- 
ders die ersten Skalenteile rascher zurückgelegt werden, wie die an- 
dern, während im untern Teil der Skala wieder das Entgegengesetzte 
zutreffen kann. Isolationsfehler machen sich innerhalb einem gewissen 
Skalenbereich gleichförmig geltend. Es ist daher zu empfehlen, vor 
Gebrauch des Elektrometers dieses eine gemessene Zeit unter Span- 
nung zu halten und darauf zuerst etwas entladen zu lassen und 
sowohl bei Auflade- wie Entlademethode stets den gleichen Skalen- 
bereich zu verwenden, innerhalb welchem man bei öfteren Arbeiten 
grosse Sicherheit gewinnt. Einen guten Einblick in die Isolations- 
und Dielektrikumsfehler geben Krönig und Friedrich') Wichtig 
ist ferner noch, dass bei der Entlademethode Ionisationskammer und 
damit auch das Elektrometergehäuse gut geerdet sind, da sich sonst 
luftelektrische Einflüsse, Influenzwirkungen u. a.störend geltend machen 
können. Dann muss auch die Dimension der Ionisationskammer den 
am Orte herrschenden luftelektrischen Verhältnissen angepasst werden. 
Wählt man bei hoher natürlicher Ionisation der Atmosphäre eine 
grosse Ionisationskammer von beispielsweise 5 Liter Inhalt, so kann 
die natürliche Zerstreuung den mehrfachen Wert der Ionisations- 
wirkung durch ein Gesteinspulver annehmen, wodurch die zone; 
der Messung dahinfällt. Im Gebirge, wie z. B. in Braunwald, ge 
die natürliche Ionisation der Luft, im geschlossenen Ionisationsraum 
mit elektrischem Feld, leicht über 30 Ionenpaare cem/sec, die bei 
1 Liter Inhalt der Kammer und # em Kapazität des Blektrometers 
etwa 4 Volt/Stunde und in einem 5 Litergefäss 20 Volt/Stunde natür- 
liche Streuung ergeben. Ein relativ aktives Gesteinspulver von 60 ee. 
80 cm? Fläche wird in beiden Fällen beispielsweise auch 4 Volt/Stun e 
ergeben. Beim Gebrauch eines 5 Liter-Volumens ist dann die natür- 
asen der Strahlentherapie. 1918. Verlag Ürban u. 
Oo 
') Phys. u. biolog. Grundl 
Schwarzenberg. 
