566 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. 1929 
liche Ionisation 5 > grösser, wie diejenige vom Gesteinspulver ver- 
anlasste. Im Flachland, wo der Ionengehalt gewöhnlich kaum '/, der 
obgenannten Zahl erreicht, kann man aber noch mit Vorteil eine 
Ionisationskammer von bis 5 Liter anwenden. 
ür so kleine Ionisationsströme, wie sie in den vorkie 
Fällen gemessen werden müssen, hat man empfindliche Elektrometer 
nötig. Abgesehen von den Quadrantenelektrometern, muss man daher 
auf eine geringe Kapazität des Elektrometersystems halten, damit die 
Messungen nicht zu lange Zeit in Anspruch nehmen, was besonders bei 
Emanationsmessungen nicht angängig ist. Den später zu bespre- 
chenden Messresultaten liegen Kapazitäten von 2—5 cm zu grunde. 
Die so geringen zu messenden Ströme setzen die genaue Kenntnis 
der Kapazität bei jeder Messanordnung voraus. Sie wird besonders 
bequem mit dem Harmschen Kondensator bestimmt. !) 
Skizze A. Aktivitätsbestimmung an festen Gesteinspulvern. 
a 3 Kr Zweifaden-Elektrometer 
nach Wulf?) 
mit Ionisationskammer. 
— I B Bernsteinstopfen. 
C Hilfskonduktor. 
E Elektrode mit Kreisplatte. 
K Klemme für Erdunz. 
L Ladestit, eingeführt in Ebo- 
nitstopfen (e) mit Schwefel- 
ausguss (8). 
Na Glasgefäss für Natrium- 
Q Quarzfadenschlinge. 
S Schneiden zur Erhöhung der 
En mpfindlichkeit a Erhal- 
ung der Faden 
nee und Einführung 
k 
aktives Gesteinspulver verwendet 
man mit Vorteil Einfadeninstru- 
mente.) 
') Phys. Zeitschr. 5, 49, (1904). 
?) Plıys. Zeitschr. 8, 246— 9248 u. 527 —530 (1907). 
