'm 



Mais les bouchons, en s'enfonçant dans le tube, compriment l'air, 

 le refoulent dans la cloche, et par conséquent déplacent le point d'af- 

 fleurement du liquide. On le ramène facilement au 0°, en retii'ant 



autant qu'il le faut la petite tige de verre qui passe à frottement dans 

 le bouchon de la branche D. 



Cela fait, et l'appareil étant parfaitement clos, on élève la branche 

 IB de façon à faire franchir à l'hypobromite la courbure médiane et 

 à le mettre en rapport avec l'urine contenue dans la boule C. Il se 

 produit une vive eflFervescence; l'urine se décompose en acide car- 

 bonique, qui se dissout dans l'excès de soude, et en azote, qui se 

 dégage; on active encore la réaction en agitant un peu, et on voit le 

 niveau du liquide baisser dans la cloche G. 



On attend quelques secondes, et on retire la cloche G- juste assez 

 pour faire coïncider les deux niveaux du hquide. On lit alors le nom- 

 bre de centimètres cubes de gaz dégagé. 



Or, on sait qu'à la température de 0° et à la pression de 760™"°, 

 1 centimètre cube d'azote représente 2™g'',683 d'urée ; à 15° (tempéra- 

 ture moyenne des salles d'hôpitaux), 1 centimètre cube d'azote en 

 représentera 2'"sr,562. Il suffira de multipUer ce nombre par le nom- 

 bre de divisions marqué sur la cloche pour avoir la quantité d'urée 

 contenue dans les 2 centimètres cubes essayés. Pour avoir la quan- 

 tité d'urée par litre, il faudra multiplier le résultat par 500, puisqu'il 

 y a 500 fois 2 centimètres cubes dans un htre. 



Il est d'ailleurs bien plus simple de faire d'avance une table conte- 



