305 

 pour examiner des yeux que des opacités cornéennes, le nystagmus 

 ou d'autres causes rendent réfractaires à l'examen tel que je le pra- 

 tique habituellement. 



Si l'on tenait à se procurer un instrument donnant à volonté, par 

 un mécanisme assez simple, des variations d'astigmatisme et de ré- 

 fraction homocentrique, on pourrait employer un moyen que je dé- 

 crirai tout à l'heure, mais dont l'exposition exige la connaissance 

 préalable de l'optomètre de M. le docteur Perrin. 



III 



Dans le mémoire que j'ai cité plus haut, M. Snellen fait observer 

 avec juste raison que la lunette de Galilée employée comme opto- 

 mètre par de Graef est construite avec des verres à foyer trop long. 

 Il aurait pu ajouter que M. Perrin a eu l'heureuse idée de retourner 

 la lunette et de mettre le verre convexe du côté de l'œil. J'ai fait 

 construire, par M. Nachet jeune, une petite lunette de Galilée formée 

 de deux verres à court foyer et dont la loagueur, lorsqu'elle est mise 

 au point pour l'infini, n'excède pas 15 millimètres. J'ai l'honneur de 

 mettre sous vos yeux ce petit instrument, auquel j'avais joint un mi- 

 roir plan platiné transparent, de manière à en faire un ophthalmo- 

 scope. L'instrument même que je vous présente a été soumis à l'exa- 

 men des nombreux médecins qui fréquentaient la clinique de M. de 

 Graeflf avant la guerre, et, dès cette époque, le problème que se pose 

 aujourd'hui M. Snellen était parfaitement résolu. Le malade se sert 

 d'abord de l'instrument comme d'un optomètre, en tenant le verre 

 convexe devant son œil; l'expérience est faite en un instant, et aus- 

 sitôt le médecin peut se servir du même instrument comme ophthal- 

 moscope mis au point pour servir à l'observation de l'image droite. 



Si l'on ne craignait pas une complication et une perte de lumière, 

 on pourrait augmenter la précision de lecture en laissant fixes l'ocu- 

 laire et l'objectif et faisant mouvoir un verre intermédiaire, dont la 

 course aurait toute la longueur du tube. 



III 



Le principe de l'optomètre de M. Perrin s'applique parfaitement à 

 la production d'une lentille cylindrique variable. Il suffit de mettre 

 comme oculaire une lentille cylindrique convexe et comme objectif 

 une lentille cylindrique concave plus faible. Lorsque la lentille ob- 

 jective mobile est à une distance de l'oculaire mesurée par la diffé- 

 rence entre les longueurs focales principales des deux lentilles, l'effet 

 cylindrique est nul. 11 devient convexe ou concave, suivant qu'on 

 éloigne ou qu'on rapproche alors le cylindre concave. 





