112 Photographische Registrirung von Störungen magnetisclier und elektrischer 



ausgeschaltet blieben, zeigte der Magnetspiegel des Instrumentes, trotz 

 des grossen Abstandes des Skalenfernrohres (10,5 m) nur massige Skalen- 

 verschiebungen. Dieselben bestanden in einem mehr oder weniger langsamen 

 Schwingen um eine mittlere Lage, ohne dass ein Vorherrschen der Ablenkung 

 nach der einen oder andern Seite hin mit Sicherheit festgestellt werden 

 konnte. Die Ablenkungen erreichten zuweilen + 1 — 2 Skalentheile, ent- 

 sprechend etwa 1 Bogenminute. Zwischen diesen stossweise folgenden Ab- 

 lenkungen lagen jedoch immer längere, melirere Minuten dauernde Zwischen- 

 räume, in denen die Bewegung des Magnetspiegels weit geringer war. 

 Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den unregelmässig und stoss- 

 weise auftretenden stärkeren Ablenkungen und dem Vorbeifahren der elek- 

 trischen Wagen über das 150 m weit entfernte Ringbahngeleise, wie Herr 

 Prof. i¥e?/er-Breslau bei weit kleinerer Entfernung einen solchen hatte 

 beobachten können, war hier in keiner Weise festzustellen. 



Als die Erdplatten mit der Rolle des Instrumentes zu einem Strom- 

 kreise geschlossen wurden, zeigten sich jetzt stärkere Erdströme als vor der 

 Eröffnung des elektrischen Betriebes; sie betrugen gewöhnlich bis zu 

 100 Skalentheilen, entsprechend etwa 0,0005 Volt Plattenpotentialdifferenz, 

 wurden aber zuweilen so stark, dass die Skala aus dem Gesichtsfelde ver- 

 schwand. Auffälhg war hierbei, dass die Stromrichtung zuweilen plötzlich 

 wechselte und die Ablenkung in entgegengesetzter Richtung ungefähr die- 

 selbe Grösse erreichte, wie vorher. Es war nicht zu entscheiden, ob die 

 eingetretene Verstärkung und diese wechselnde Richtung der Erdströme mit 

 Wirkungen der Strassenbahnströme in Zusammenhang stand oder durch 

 wechselndes Verhalten der Erdplatten bedingt war. 



Der Beginn des elektrischen Betriebes auf der in 80 m Entfernung 

 vorübergehenden Linie Pferdemarkt-Eimsbüttel verzögerte sich bis 

 zum Mai v. J. Diese Linie läuft zu einem grossen Theil auf den Geleisen 

 der Ringbahn, zweigt aber kurz vor der Stadtgärtnerei in radialer 

 Richtung ab. Am 17. Mai konnten die ersten Beobachtungen gemacht 

 werden. Das Instrument war, wie gewöhnlich, schwach astasirt, so 

 dass das magnetische Feld der Erde in der Umgebung des Magneten 

 etwa auf die Hälfte reducirt war, Es ergab sich eine wesentliche 

 Steigerung der Störungen, deren Charakter im Uebrigen 

 derselbe blieb. Die Schwingungen des Magneten um eine mittlere Lage 

 betrugen jetzt stetig mehrere Skalentheile, etwa 1 — 2 Bogenminuten Ab- 

 lenkung entsprechend; in einzelnen Fällen traten aber auch stossweise 

 Ablenkungen von 3 — 5 Bogenminuten ein. Ein besonderer Einfluss vorbei- 

 fahrender elektrischer Wagen war wieder nicht zu erkennen. 



An einem der folgenden Tage erwiesen sich die Störungen dauernd 

 geringer und überstiegen niemals 2 Bogenminuten ; es war nicht zu entscheiden, 

 ob das inzwischen eingetretene trockene Wetter eine Erhöhung des Erd- 



6 



