Messinstrumente durch elektrische Strassenbahnströme, und deren Verhütung. 113 



Widerstandes und dadmxh eine .Verringerung der Erdströme bewirkt hatte.. 

 — Das Verhalten des Instrumentes bei Einschaltung der Erdplatten war 

 dasselbe wie bei den vor Eröffnung dieser Linie angestellten Versuchen. 



Nach Beendigung der Beobachtungen in der Stadtgärtnerei wurden 

 ähnhche Beobachtungen, zunächst mit dem nämlichen Instrumente, in dem 

 bisherigen in der Domstrasse innerhalb der Ringbahnlinie gelegenen 

 Hause des physikalischen Staats-Laboratoriums ausgeführt; 

 jedoch wurde von der weiteren Benutzung von Erdplatten abgesehen. Die 

 gradlinige Entfernung des Laboratoriums vom nächsten Punkte der Ring- 

 bahnlinie beträgt etwa 400 m, vom Anfangspunkte der Linie Pferde- 

 markt-Eimsbüttel etwa 200 m; ferner verläuft in etwa 100 m westhchen 

 Abstand ein unterirdisches Speisekabel der Strassenbahn in ungefähr nord- 

 südhcher Richtung. Es musste nach den obigen Darlegungen erwartet 

 werden, dass hier trotz der verhältnissmässig grossen Entfernungen sehr 

 starke Störungen der erdmagnetischen Richtkraft hervortreten würden. Das 

 zeigte sich denn auch in hohem Grade. Es war niemals mehr möglich, 

 die Magnetspiegel, sei es des Edelmann'schen Galvanometers, sei es irgend" 

 eines andern ähnhchen Instrumentes oder eines Magnetometers in ruhiger Lage 

 zu sehen. Alle waren in steter Unruhe. Der Character der Bewegungen war 

 auch hier der nämliche, wie in der Stadtgärtnerei : stetes Schwanken um eine 

 mittlere Lage mit gelegentlichen heftigen Stössen in wechselndem Sinne. D i e 

 Ausschläge waren aber hier innerhalb der Ringlinie weit 

 erheblicher, als ausserhalb derselben; sie Avaren ausreichend, 

 um jede Verwendung der Instrumente zu magnetometrischen 

 oder galvanometrischen Arbeiten unmöglich zu machen. 



Zur Fernhaltung solcher von aussen kommenden Beeinflussungen der 

 Instrumente sind bekanntlich vielfach kräftige Schutzringe oder sonstige 

 starke Umhüllungen aus weichem Eisen vorgeschlagen worden. Eine nähere 

 Ueberlegung lässt leicht erkennen, dass der durch solche Eisenhüllen 

 erreichbare Schutz kein vollkommener sein kann. Denn offenbar werden 

 durch das Eisen nicht nur die von den Strassenbahnströmen oder sonstigen 

 localen Ursachen herrührenden störenden Kraftlinien bis zu einem bestimmten 

 Betrage aufgenommen, sondern in dem gleichen Verhältnisse auch die 

 Krafthnien der erdmagnetischen Horizontalcomponente selbst. Die Richtungs- 

 und Intensitätsschwankungen der Resultirenden aller auf die Magnete der 

 Instrumente wirkenden Kräfte werden somit dieselben bleiben. Nur in einem 

 Punkte wird ein Nutzen aus der blossen Anwendung eiserner Schutzringe zu 

 erwarten sein. Wird nämlich lediglich die erdmagnetische Horizontalcom- 

 ponente als Richtkraft für den Magneten des Instrumentes angewendet, so 

 besteht eine nothwendige Folge der Anwesenheit des Eisens darin, dass die 



7 8 



