114 Pliotographisclie Registrirung von Störungen magnetischer und elektrischer 



Intensität der resultirenden Gesammt-Richtkraft wesentlich geschwächt und 

 in Folge dessen die Schwingungsdauer der Magnete stark vergrössert wird. 

 Da nun, wie die Erfahrung gelehrt hat, sowohl die gewöhnlichen wie die 

 stossartig auftretenden stärkeren Störungswirkungen jede für sich zum grossen 

 Theil von so kurzer Dauer sind, dass die Störungsrichtung schon nach 1 — 2 

 Secunden sich umkehrt, so werden diese kurz dauernden und rasch aufein- 

 ander folgenden Drehungsantriebe in Folge der weit grösseren Schwingungs- 

 dauer des Magneten weniger zur Geltung kommen als bei ungeschützten 

 Instrumenten. Dagegen werden alle diejenigen Störungseinflüsse, welche 

 ehie grössere Zahl von Secunden andauern, in beiden Fällen ungefähr gleich 

 stark ablenkend wirken müssen. 



Eine weit gehende Schutzwirkurig werden dagegen starke Eisenhüllen 

 ausüben, wenn das im Innern derselben noch vorhandene 

 schwache erdmagnetische Feld durch passende Anbringung 

 von Verstärkungsmagneten innerhalb der Hüllen wieder ver- 

 stärkt wird. Durch dieses, für erdmagnetische Messungen 

 natürlich nicht anwendbare Mittel wird im Allgemeinen die Empfind- 

 'lichkeit der Galvanometer geschwächt, ihre Unempfindhchkeit gegen von 

 aussen kommende Störungen aber wesentlich gesteigert werden. Instrumente 

 dieser Art werden sich ähnlich verhalten, wie solche mit starkem künstlichen 

 Magnetfelde vom Typus der Galvanometer nach Deprez und d'Arsonval 

 mit beweghcher Spule oder Magneten, wie deren von Hartmann & 

 Braun, Weston u. A. angefertigt werden. 



Es schien mir von Nutzen zu sein, das Verhalten verschiedener Instrumente 

 gegen die Störungs-Einflüsse der elektrischen Bahnen und die Wirkung der 

 eben besprochenen Schutzvorrichtungen in unserem alten Laboratorium 

 genauer kennen zu lernen, als dies auf Grund der bisherigen Beobachtungen 

 im Sommer 1894 möghch gewesen war. Es lag nahe, hierfür ein photo- 

 graphisches Eegistrirverfahren anzuwenden. Ein solches wurde dann während 

 des letzten Winters für den vorliegenden besonderen Zweck ausgebildet. 



Das Verfahren besteht in Folgendem: Von dem Lichte einer lOA- 

 bogenlampe, deren Strahlen nahezu parallel gemacht sind, wird ein feines 

 Strahlenbündel vermittelst eines Nadelstiches in einem schwarzen Schirm 

 abgesondert. Von der hell erleuchteten Nadelstich-Oeffnung wird ver- 

 mittelst einer Linse von etwa 4 Metern Brennweite, welche vor dem zu 

 prüfenden Instrumente steht, ein scharfes punktförmiges Bild entworfen. 

 Dieses Bild wird durch passende Aufstellung des Apparates von dem 

 Magnetspiegel ungefähr senkrecht zurückgeworfen ; die Verhältnisse werden 

 so gewählt, dass der Bildpunkt 3,437 m von dem Spiegel entfernt hegt. 

 An der Bildstelle ist der Registrirapparat aufgestellt. Derselbe war aus 

 vorhandenen Beständen unserer Instrumentensammhmg zusammengebaut 



