Messinstrumente durch elektrische Strassenbahnströme, und deren Verhütung. 115 



worden und bestand im Wesentlichen aus einem durch ein schweres 

 fallendes Gewicht bewegten einfachen Uhrwerk mit sehr grossen Wind- 

 fltigeln, welches vermittelst einer passenden Uebersetzung einen 10,6 cm 

 im Durchmesser haltenden Holzcylinder langsam und gieichmässig um 

 seine horizontal liegende Axe drehte. Die Grösse des Gewichtes und der 

 Windflügel, welche erforderlich waren, um nach 1^ — 3 Secunden Fallzeit 

 des Gewichtes eine völlig gleichmässige Geschwindigkeit zu erreichen, 

 war durch geeignete Vorversuche vermittelt worden. Der Apparat 

 war so eingerichtet worden, dass eine einmalige Umdrehung der Rolle 

 während nahezu 100 Secunden stattfand; er wurde dann so auf- 

 gestellt, dass das von dem Magnetspiegel zurückgeworfene Punktbild 

 der Nadelstich-Oeffnung ungefähr in der Höhe der Rollenaxe auf der 

 Vorderfläche der Rolle scharf hervortrat. Blieb der Spiegel unbeweglich 

 hängen, so stand natürlich auch das Bild still; bewegte sich aber der 

 Spiegel um seine senkrechte Drehungsaxe, so wanderte das Bild horizontal 

 in der Richtung der Rollenaxe. Die erwähnte Entfernung des Bildes vom 

 Spiegel (3,437 m) war gewählt worden, weil VsrM die Tangente eines 

 Winkels von 1 Bogenminute ist; es verschob sich mithin das Bild um 1 mm, 

 wenn der Ablenkungswinkel der Bildstrahlen, bezw. der doppelte Drehungs- 

 winkel des Spiegels 1 Bogenminute betrug. 



Nach erfolgter Einstellung wurde das Beobachtungszimmer verdunkelt 

 und auch alles der Lampe entstammende störende Licht durch Abbiendung 

 möglichst beseitigt; die Bildstrahlen wurden vorläufig von einem Schirm 

 aufgefangen. Dann wurde ein passendes Stück von lichtempfindlichem 

 Eastman-Papier, welches für derartige Zwecke besonders geeignet ist, auf der 

 Rolle befestigt, das Uhrwerk ausgelöst und nach einigen Secunden der Schirm 

 entfernt. Da die Rolle sich jetzt um ihre horizontale Axe drehte, so erzeugte 

 der wandernde Lichtpunkt selbstthätig eine photographische Curve, welche 

 alle Details der Störungsvorgänge auch quantitativ scharf erkennen liess. 



Nach diesem Verfahren sind im Laufe des letzten Winters eine 

 grössere Anzahl von Störungscurven aufgenommen worden. Eine Aus- 

 wahl derselben, welche die Resultate unter verschiedenen Umständen und 

 an verschiedenen Listrumenten darstellen, ist auf den Tafeln I und II in 

 natürlicher Grösse reproducirt. Die Curven beziehen sich auf ein 

 Edelmann'sches Spiegelgalvanometer mit kräftiger Kupfer- 

 dämpfung, ein Deprez-Spiegel-Galvanometer von Hartmann 

 & Braun und ein durch einen offenen Kupferring nur massig 

 gedämpftes Magnetometer von derselben Firma. Das Edel- 

 mann' sehe Galvanometer wurde in stromlosem Zustande verwendet; das 

 Deprez-Instrument kann durch magnetische Kräfte nur beeinflusst werden, 

 wenn die bewegliche Spule Strom hat. Es wurde mit 0,0001 Amp. ge- 

 braucht. Die Abscissenlänge der Curven repräsentirt die Zeitdauer des 



