116 Pliotograpliische Registrming von Störungen magnetischer und elektrischer 



dargestellten Störungsverlaufes; sie beträgt für alle Curven 90 Secunden. 

 Die Ordinatenliöhe bezeichnet die Gesammt- Amplitude der Störungs- 

 schwankungen ; 1 mm bedeutet 1 Bogenminute. 



Die auf den Tafeln sichtbaren feinen graden Linien zwischen den 

 einzelnen Curven sind lediglich photographische Schattenlinien, welche 

 durch die feinen Furchen hervorgerufen wurden, die beim Aufkleben der 

 einzelnen Papierstreifen, auf welchen die Curven gewonnen wurden, zwischen 

 denselben entstanden sind ; sie haben also mit den Störungseinflüssen nichts 

 zu thun. 



Zu den Tafeln möge Folgendes bemerkt werden : 



1. Sämmtliche Curven zeigen ausser den durch die Variationen des 

 magnetischen Feldes bedingten positiven und negativen Ausbiegungen eine 

 leichte Kräuselung, welche sie wie feine Spirallinien erscheinen lässt. Diese 

 durchgehende Abweichung von der einfachen Linie ist von den elektro- 

 magnetischen Störungen ganz unabhängig ; sie ist in den während der 

 Nacht, bei völligem Ruhen des elektrischen Betriebes, aufgenommenen 

 Curven la und Ib genau so vorhanden, wie in den Tagescurven. Sie rührt 

 von den inmitten des grossstädtischen Verkehrs nie aufhörenden feinen 

 Erzitterungen des Bodens, resp. der in die Hauswände eingemauerten 

 Steinconsolen der Listrumente her. Diese steten Bodenbewegungen, die 

 sich auch bei anderen Präcisions arbeiten, z. B. bei mikrophotographischen 

 Arbeiten mit starker Vergrösserung, als sehr störend erweisen, veranlassen 

 ein unaufhörliches leichtes Erzittern der Magnetspiegel, das zwar mit blossem 

 Auge nicht wahrnehmbar ist, sich aber sowohl im Fernrohr bemerkbar macht, 

 als auch in den Curven ausprägt. Es finden hierbei Schwingungen der Spiegel 

 namentlich um die horizontale, zum Theil auch um die senkrechte Axe statt. 

 Je nach der Aufhängungsart und dem Trägheitsmoment der Magnetsysteme 

 fallen diese Schwingungen sehr verschieden aus, so dass unter Umständen nur 

 diejenigen um die Horizontalaxe, (d. h. in der Curvenrichtung) zu Stande 

 kommen. In dem verschiedenen Aussehen der mit dem Edelmann 'sehen 

 Galvanometer (Curven I, II, IV — VII), dem Deprez - Galvanometer 

 (Curven VIII) und dem Magnetometer (Curven III) gemachten Aufnahmen 

 tritt dieses Verhalten sehr deutlich hervor. 



3. Die auf Tafel I dargestellten Curven la und b, IIa, b, c, d und e 

 zeigen das Verhalten des in bester Verfassung befindlichen Edelmann'schen 

 Galvanometers in stromlosem Zustande, ohne Schutzringe und ohne 

 Astasirungs- oder Verstärkungsmagnete. Die in der Nacht, zwischen 1 und 

 2 Uhr, nach völligem Schluss des elektrischen Betriebes, aufgenommenen 

 Curven la und b sind — von den Erschütterungsspiralen abgesehen — 

 völlig grade Linien. Unmittelbar neben Curve Ib liegt IIa; dieselbe 

 wurde in genau derselben Stellung der Instrumente in derselben Nacht 

 wie la und b, jedoch gegen 12'/-' Uhr, vor völligem Schluss des elektrischen 



10 ■ 



