Messinstrumente durch elektrische Strassenbahnströme, und deren Verhütung. 117 



Betriebes, aufgenommen. Der Unterschied fällt in die Augen. Bis 12^4 

 oder 1 Ulir dauert der elektrische Betrieb und das Galvano- 

 meter ist unruhig; nach 1 Uhr sind alle Störungen verschwun- 

 den. Auch eine deutliche . Gesanimtverschiebung der mittleren 

 Ruhelage des Magneten um mehrere Bogenminuten zeigt ein 

 Vergleich der Curve Ib mit IIa, die, wie erwähnt, bei genau gleicher Stellung 

 der Instrumente nach einander gewonnen wurden ; die Verschiebung ist eine. 

 solche, wie sie ein unterhalb des Laboratoriums in der Erde von Norden, 

 nach Süden verlaufender Strom erzeugt haben würde. 



Die Curven IIb — e stellen Aufnahmen desselben Instrumentes zu ver- 

 schiedenen Zeiten, jedoch stets am Tage, dar; sie zeigen, dass ein 

 Arbeiten mit demselben im gewöhnlichen Zustande nicht 

 mehr möglich ist. Der Charakter der Störungen ist immer derselbe: 

 unaufhörliche Bewegung des Magneten mit Schwingungsamplituden bis zu 

 11,5 Bogenminuten; die einzelnen Bewegungen umfassen jede für sich 

 nur wenige Zeit-Secunden, daneben aber zeigen sich länger andauernde Aus- 

 biegungen der Curven, die eine ganze Minute und mehr erreichen können. 



3. Die Curven III a und b lassen erkennen, dass, wie zu erwarten 

 war, der Spiegel eines Magneto met er s Störungsschwankungen von genau 

 demselben Character und derselben Grössenordnung zeigt, wie ein Galvano- 

 meterspiegel ; wegen der schwächeren Dämpfung erscheinen die Curven 

 etwas zackiger wie die ersteren. Die Einzelbewegungen dauern nur wenige 

 Secunden und folgen sich ununterbrochen ; sie erreichen eine Amplitude 

 von 10 Bogenminuten. Erdmagnetische Messungen mit einem 

 solchen Instrumente sind natürlich ausgeschlossen. 



4. Die auf der zweiten Tafel dargestellten Curven beziehen sich auf 

 Instrumente mit anderem als rein erdmagnetischem Felde, 

 IVa und b stellen die Schwankungen des durch Astasirunff aufetw 



5ViJ. V-l-V^O ^lKA.J.K,tX XJ.O UCO J-J. LLiag 



a 



die 3 bis 4fache Empfindlichkeit gebrachten Edelmann'schen 

 Galvanometers dar; die Störungs-Amplitude erreicht jetzt 

 33,5 Bogenminuten. Es ist unmöglich, mit dem Instrumente zuarbeiten. 

 5. Die folgenden Curven zeigen die Wirkung von eisernen Schutzringen. 

 Dieselben wogen jeder 18 kg; sie waren aus Aveichstem Eisen hergestellt 

 und nach dem Schmieden und Bearbeiten sorgfältig und langsam im 

 Holzkohlenfeuer ausgeglüht worden, um die Entstehung von magnetischer 

 Polarität durch remanenten Magnetismus zu vermeiden. Es ist indess 

 sehr schwierig, dies völhg zu erreichen. Durch passende Messingträger mit 

 kräftigen Stellschrauben konnte entweder einer der Ringe oder beide so um 

 das Edelmann'sche Instrument gelegt werden, dass der Magnet sich im Mittel- 

 punkte der Eisenumhüllung befand. Die Curven V a u. b lassen im Vergleich 

 mit den vorhergehenden erkennen, dass schon einer dieser Ringe in Folge 

 der eingetretenen bedeutenden Vergrösserung der Schwingungsdauer eine 



11 



