118 Photograpliische Registrirung von Störungen magnetischer und elektrischer 



starke Abscliwäcliimg der rasch verlaufenden Einzelstörimgen bewirkt, so 

 dass die Curven glatter erscheinen. Noch mehr ist dies bei VI a u. b der 

 Fall, welche die Versuche mit 2 Ringen darstellen. Hier sind die Einzel- 

 störungen fast verschwunden, aber die länger dauernden Ab- 

 lenkungen treten noch ebenso sehr hervor wie in den Curven II 

 und III; sie erreichen noch immer 10 Bogenminuten. Genaue 

 Messungen am Instrumente sind auch jetzt noch nicht aus- 

 führbar, abgesehen davon, dass die starke Vergrösserung der 

 Schwingungsdauer in vielen Fällen sehr störend ist. 



6. Die Curven VII a u. b stellen sodann für dasselbe Instrument die 

 Wirkung von Verstärkungsmagneten innerhalb der Eisenringe 

 dar. Sie ist, wie zu erwarten war, so bedeutend, dass die Curven fast 

 gradlinig verlaufen. Die Störungen sind somit fast beseitigt; 

 es wäre leicht gewesen, durch Verstärkung der magnetischen Hülfskraft die 

 letzten Reste der Unruhe des Magnetspiegels zum Verschwinden zu bringen. 

 Aber die Empfindlichkeit der Instrumente wird auf diesem Wege ebenfalls 

 erheblich verringert. 



7. Dieselbe Bemerkung gilt natürlich für Instrumente, welche von 

 vorneherein mit einem starken permanenten Magnetsystem versehen 

 sind, wie z. B. die Hartmann & Braun'schen Deprez-Galvanometer, 

 für welche die Curven VIII a u. b gelten. Dieselben sind aufgenommen 

 worden, ohne das Instrument irgendwie mit Schutzringen oder dergl. zu 

 umgeben. Sie lassen keinerlei Störungen mehr erkennen, da 

 die Curven völlig gradlinig verlaufen. 



Das Gesammtergebniss der vorstehend mitgetheilten Beobachtungen 

 besteht darin, 



dass 1) innerhalb des Bereiches elektrischer Strassenbahnen auf erheb- 

 hche Entfernungen hin, d. h. unter Umständen bis zu mehreren Hundert 

 Metern, insbesondere aber an behebigen Punkten innerhalb ringförmig 

 geschlossener Bahnen mit central belegenem Elektrizitätswerke gewöhnhche 

 Spiegehnstrumente in ungeschütztem Zustande nicht mehr zu genauen 

 Messungen benutzt werden können, 



dass 2) die blosse Umhüllung von Spiegelgalvanometern mit Eisen- 

 ringen oder dergl. die von den elektrischen Bahnen ausgehenden Störungen 

 durchaus nicht vollständig zu beseitigen vermag, 



dass aber 3) durch Verwendung selbständiger stärkerer Magnet- 

 felder innerhalb eiserner Schutzhüllen oder auch kräftiger permanenter 



12 



