Messinstrumente durch elektrische Strassenbahnströme, und deren Verhütung. 119 



Magnetfelder ohne solche Schutzhüllen die Störungen zum Verschwmden 

 gebracht werden können, jedoch auf Kosten der Stromempfindlichkeit der 

 Instrumente. 



Die Anstrengungen der Präcisionsmechaniker, welche Spiegelgalvano- 

 meter hersteUen, werden daher besonders darauf gerichtet sein müssen, 

 solche Instrumente zu bauen, welche ein starkes permanentes und 

 möglichst unveränderliches Magnetfeld mit möglichst hoher 

 Stromempfindlichkeit vereinigen. 



Da die genaue Aichung derartiger Galvanometer auf elektrochemischem 

 Wege oder durch Benutzung von Normal-Elementen und genau bestimmten 

 Widerständen gegenwärtig bekanntlich leicht möglich ist, so ist die 

 Ermittlung der Horizontal-Componente des Erdmagnetismus bezw. ihrer 

 Variationen für die praktische Galvanometrie nicht von so grosser 

 Wichtigkeit. 



Beobachtungen zu rein erdmagnetischen Zwecken können dagegen in 

 Zukunft innerhalb des Bereiches elektrischer Bahnen nur noch während 

 der Nachtzeit ausgeführt werden. 



Hamburg, Phys. Staatslabor., März 1895. 



13 



