Gewichtsbestimmungen u. Messungen von Vogel-Eiern. 141 



machen und übrigens daran auch bei der Messung erkennbar sein, 

 dass dann die beim Schleifen dicker gebliebenen Stellen ein höheres 

 Messungsresultat ergeben, als die dünner geschliffenen. 



Die zweite Methode besteht darin, dass man an vom Faser- 

 häutchen befreiten Schaalenfragraenten ohne weitere Präparation 

 und ohne Anwendung des Mikroskops mit einem geeigneten In- 

 strument die Dicke direct misst. Ein solches Instrument ist der 

 sogenannte Deckglas-Taster, wie er u. A. von Zeiss in Jena 

 sehr billig zu beziehen ist. Ein solches oder ähnliches Instrument 

 ist ohnehin für jeden sorgfältigen Mikroskopiker zur Hand, weil 

 es unentbehrlich ist, um die Dicke der angewendeten Deckgläschen 

 zu messen, die gerade für die erfolgreiche Anwendung der schärfsten 

 Objective bekannt sein muss. Der bei dem Deckglas-Taster ange- 

 brachte Nonius gestattet auch dem unbewaffneten Auge die Schätz- 

 ung bis auf 0,02 Mm., so dass sich die Fehlergrenze beim Ablesen 

 auf 0,01 Mm. reducirt: eine Genauigkeit, welche über dasjenige 

 hinausgeht, was für Messung von Schaalendicken erforderlich ist. 

 Dabei gestattet die Leichtigkeit und Schnelligkeit des Verfahrens 

 eine beliebige Zahl von Messungen an verschiedenen Fragmenten 

 derselben Schaale. 



Dagegen erlangt man^ streng genommen, auch bei der grössten 

 Zahl von Messungen bei jeder Eischaale, die eine einigermassen 

 körnige Oberfläche hat, nie den wirklichen Durchschnitt aller Durch- 

 messer, sondern ein gegen diesen etwas abweichendes Resultat, 

 weil das Instrument sowohl über Grübchen und kleine Vertiefungen 

 hinweg misst, als auch von einzelnen kleinen Erhöhungen abgleiten 

 wird. Abgesehen davon, dass somit nur die Schliffe die wirkliche 

 Beschaffenheit der Oberfläche erkennen lassen, würde dies ein Mangel 

 sein, der für vergleichende Messungen um so mehr unberück- 

 sichtigt bleiben kann, als gerade hierdurch unter sich überein- 

 stimmende Resultate bequemer zu erlangen sind; aber vielfach wird 

 der Anwendung dieser einfachen Messung doch das entgegenstehen, 

 dass sie nur an Fragmenten geschehen kann, und häufig ein be- 

 rechtigtes Bedenken bestehen wird, werthvoUe Sammlungsobjecte 

 nur für diesen Zweck zu zerstören oder wenigstens zu beschädigen. 



Dieses Bedenken Hesse sich beseitigen, wenn nach dem Princip 

 des Deckglas-Tasters ein Instrument construirt würde, mit welchem 

 die Messung auch an der ganzen Eischaale so geschähe, dass ein 

 Theil des Instruments durch das Bohrloch in die Schaale eingeführt 

 und so an der diesem gegenüberliegende Stelle die Schaalendicke 



