des Entladungssti'omes etc. 319 



Tlieile ist der Cylinder ausgebaucht, verläuft iu die etwa Va Linie 

 im Lichten weite calibrirte und mit einer Scale versehene Röhre F, 

 welche am Ende das gläserne Gefäss 6r zur Aufnahme des Spiritus 

 trägt. Ausserdem befindet sieh noch an der einen Fassung eine 

 kleinere, mit einer Klappe luftdicht verschliessbare Öllhung, um vor 

 jeder Beobachtung den Spiritus in der etwas geneigten Röhre auf 

 den Stand des Gleichgewichtes zurückzuführen, ein Erforderniss, das 

 um so nöthiger ist, als von der Länge der Spiritussäule in der Röhre 

 F die Zahl der Erwärmungsgrade abhängt, insofern bei längerer 

 Säule der zu überwältigende Widerstand wächst, bei kürzerer 

 abnimmt, und somit die Zahlen bei gleicher Ladung und gleichem 

 SchÜessungsdrathe mit dieser Länge variiren. Fig. 3 gibt eine 

 Seitenansicht des Instrumentes; A ist der Cylinder, B und C die 

 Fassungen der Hälse, G und /Tdie gläsernen Stützen des Cylinders, 

 JundÄdie gläsernen Stützen der Quecksilbernäpfe, /> die Klappe, 

 Mdie Röhre, welche unter sich auf den Stützen O und Pdie in Linien 

 getheilte Messingscale hat ; hinten über dem gläsernen Gefäss iV ist 

 zur Sicherung gegen Staub ein Holzcylinder leicht übergeschoben. 

 §. 4. Sowie durch dieses, wie ich glaube, sehr zuverlässige 

 Instrument der Platindrath ohne alle weitere Zwischenverbindung in 

 den Schliessungsdrath eingeht, so war ich bei der übrigen Anord- 

 nung bemüht, alle unwesentlichen Verbindungsstücke zu vermeiden. 

 Es schloss sich also an den die Kugeln der Flaschen A (Fig 1) ver- 

 bindenden Querstab (von der Kugel der Flasche geht erst ein starker 

 Messingstab durch einen Holzdeckel, dann ein Kupferdrath an die 

 innere Belegung) unmittelbar ein Kupferdrath bis zum Auslader B an, 

 und von diesem ging wieder ein Kupferdrath bis F, nur in C D durch 

 einen Platindrath von gleicher Länge und Stärke wie der Platindrath 

 in dem Luftthermometer unterbrochen; ebenso waren in den übrigen 

 Theilen nur Kupfer- und Platindräthe von derselben Sorte; alle Ver- 

 bindungen wurden durch isolirte Quecksilbernäpfe hergestellt und di« 

 Dräthe selbst hingen soweit als nöthig an seidenen Fäden. Vor Beginn 

 der Untersuchung musste zunächst das Instrument, dann der Platin- 

 drath nach dem Werthe seiner durch Kupferdrath compensirten Länge 

 geprüft werden. In dieser Beziehung verweise ich auf meine in 

 Poggend. Ann. Band 67, p. 468, abgedruckte Abhandlung, in der ich 

 die compensirten Werthe für denselben 0,ol3 Linien starken Kupfer- 

 dratli und denselben 0,081 Linien starken Platindrath mittelst des 



