es leicht, die Nadel genau auf Null zu stellen. Ist nun einmal das 

 Gleichgewicht erreicht, so mögen an der Wärmequelle immerhin Ver- 

 änderungen vor sich gehen, die Nadel wird den Nullpunkt nicht ver- 

 lassen, ändert dagegen eine unbedeutende Ursache die Strahlung der 

 Quelle nach der einen Säule, dann wird die Veränderung sofort durch 

 ein Ausschlagen der Nadel documentirt. — In allen Fällen, wo Verf. 

 dieses DifFereutial- Verfahren zur Anwendung brachte, hat es sich voll- 

 kommen bewährt. — {Compt, rend. LVIII. 678 u. Pogg. Annal. CXXX. 

 171—174.) Brei. 



Arndt, die Gesamm tvergrö ss erun g des Microscopes 

 nach Nägeli und Schwendener. — Verf. macht auf einen Feh- 

 ler aufmerksam, der in dem Werke: das Microscop von Nägeli und 

 Schwendener sich eingeschlichen hat. Gelegentlich der Berechnung der 

 Vergrösserung finden die Verf. für je 50nam Aenderung in der Seh- 

 weite verschiedene Abweichungen in der Gesammtvergrösserung. 

 Verf. wendet auf die Daten seine Vergrösserungsformel (vgl. diese 

 Zeitschr. B. 28, 451.) an und gelangt zu einem sehr befriedigenden Re- 

 sultate. — {Pogg. Annal. CXXX, 159—162.) Brck. 



J. Müller, das Fl u orescenz-S p ectr um des electri- 

 schen Lichtes, — Verf. giebt auf wenigen Seiten eine durch Fi- 

 guren erläuterte Beschreibung seiner Methode, die Stocke'schen Fluo- 

 rescenz - Spectra mit geringen Mitteln darzustellen. In einem Brett 

 bringt er ein Loch an zur Aufnahme einer Quarzlinse von 4^/2" Brenn- 

 weite. Auf der einen Seite des Loches befindet sich ausserdem ein 

 Holzring, dessen OeflFnung mit der des Loches gleichen Durchmesser 

 hat und der mittelst eines eisernen Stabes so mit dem Brette ver- 

 bunden ist, dass die Centrale beider Oeffnungen auf dem Brett senk- 

 recht steht. Der Holzring befindet sich in der Entfernung der dop- 

 pelten Brennweite von der Linse und in den Mittelpunkt seiner hin- 

 tern Grundfläche setzt man die electrische Lichtquelle. Zur andern 

 Seite des Brettes stellt man in der Höhe des Loches und unmittelbar 

 hinter demselben ein Quarzprisraa auf, welches man so gegen die 

 einfallenden Lichtstrahlen zu richten hat, dass dieselben das Mini- 

 mum der Ablenkung erfahren. Mit einem Uranglase fängt man end- 

 lich das Spectrum auf. Man bringt das Glas bequem in eine Holz- 

 fassung und schiebt den Schirm so lange auf uud ab, bis man den 

 Punkt der grössten Deutlichkeit des Spectrums gefunden hat. Die 

 Leistungen sind dem einfachen Apparate entsprechend. — {Ebda. ji. 

 137—140.) Brch. 



Lindig, Erwiderung auf Hrn. Schiffs Mittheilung 

 über sogenannte übersättigte Salz lös un gen. — Eine Rüge der 

 Art und Weise des Herrn SchiiFzu kritisiren, gelegentlich welcher übrigens 

 der Verf. eine von jenem Forscher gegebene Erklärung der von L. beob- 

 achteten Expansionserscheinung einen übersättigten Glaubersalzlösung 

 bei der Krystallisation acceptirt. Schiff meint nämlich, die bei je- 

 nem Krystallisationsprocesse stattfindende Expansion sei die natür- 

 liche Folge einer bei der Auflösung stattgefundenen Contraction, die 



