bei O" bei 10" E bei 20» R bei 28« R 



Baudin-Morstadt . . . +0-14. . .—0-31. . ,— 0-81. . . — l'Ol 



■während die Differenzen 



Baudin-Geissler . . . + 0-06 . . . + 0'03 ... - 0-02 ... — 0-09 

 betrugen. 



Nach den Erfahrungen, die wir mit einem Normalthermometer Baudin an der k. k. 

 Centralanstalt für Meteorologie in Wien gemacht haben, sind die Angaben der Normalthermo- 

 meter von Baudin sehr verlässlich, wenn nur auf den jeweiligen Stand des Eispunktes ge- 

 nügend Rücksicht genommen wird. Dies hat mich bewogen, in Anbetracht der rasch zunehmenden 

 und beträchtlichen Correctionen von Morstadt und der Übereinstimmung von Baudin mit 

 Geissler, die Temperaturangaben auf Baudin 2863 allein zu beziehen, was, wie aus Folgendem 

 ersichtlich wird, die verlässlichsten Resultate aufweist. 



Auch Hornstein sah sich später veranlasst (Jahrg. 34. pag XV), die Correctionen von 

 Jerak 248 1 auf Baudin 2863 zu beziehen. Nachdem aber die Correctionen dieses letzteren 

 Thermometers bei jeder Ablesung berücksichtigt wurden, erscheint es uns nicht nothwendig 

 diese hier aufzunehmen und verweisen nur auf die obbezeichnete Stelle der Jahrbücher. 



Bis zum Jahre 1870 wurden die Correctionen an keine Lesung angebracht, in letzterem 

 Jahre nur in der Jahreszusammenstellung. Nachdem Thermometer Jerak 144 seit 11. Februar 

 1841 (siehe 1. Jahrg. „Verbesserungen") in Verwendung stand, kann vorausgesetzt werden, 

 dass im Jahre 1851 dasselbe bereits vollkommen mit Bezug auf den Eispunkt zur Ruhe ge- 

 kommen war, so dass die durch Hornstein ermittelten Correctionen für den ganzen Zeitraum 

 1851 — 1870 geltend angenommen werden können. 



In der folgenden Tafel folgen unter A die Unterschiede der gleichzeitig gemachten 

 Lesungen der Thermometer: Baudin 2863, Jerak 144a und Jerak 205« nach den Angaben 

 im 31. Jahrgange pag. XXXIII. Nachdem aber nach den Bestimmungen des Nullpunktes mit 

 frisch gefallenem Schnee am 20., 21. und 31. December 1870 für Baudin sich eine Correction 

 von — O'IO" herausgestellt hat, so erhalten wir die Correctionen der Thermometer bezogen 

 auf Baudin als Norraalthermometer (mit Rücksicht auf den um 01° höheren Eispunkt) durch 

 Anbringen der Correction von — 0'10°C=: — O'OS" R an alle Differenzen. Die wahren 

 Correctionen sind in der Tafel unter B enthalten, während in C die angewendeten Correctionen 

 bezogen auf Va (Baudin -j- Geissler -\- Morstadt) wiedergegeben sind. Nachdem diese bis zum 

 13. März 1874 1''^ in Verwendung kamen, ist es nothwendig, um auch den Zeitraum vom 

 1. Jänner 1871 bis 13. März 1874 auf Baudin 2863 allein zurückzuführen, die unter D ent- 

 haltenen Zahlen an die publicirten Werthe anzubringen. 



