34 



Strömungen nicht sicher anzeigte,') so erhält man nach seinen Aufzeichnungen wiederum zu 

 kleine Werthe der mittleren Windstärke. 



Nachdem zu Ende des J. 1877 ein zweckmässiges Locale für die Windmessapparate 

 eingerichtet worden war, wurde an Stelle des K r e i l'schen ein R o b i n s o n'scher Anemometer 

 zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit gesetzt. Ein kleiner Robinson, dessen Aufzeich- 

 nungen neben Kr eil in den „Beobachtungen" publicirt worden sind, fungirte seit 1870. 

 Die von den beiden Robinson'schen Apparaten, deren Angaben ziemlich übereinstimmen, 

 gewonnenen mittleren Werthe der Windgeschwindigkeit für die Periode 1871 — 1884 sind: 



änner 



Februar 



März 



April 



Mai 



Juni 



Juli 



August 



Sept. 



October 



Nov. 



Deoember 



Jalir 



21 



2-3 



2-5 



2-3 



2-3 



2-2 



2-1 



2-1 



2-0 



1-9 



2-0 



2-1 



2-2 



Die hier nach den Aufzeichnungen des Anemometers berechnete mittlere jährliche 

 Windgeschwindigkeit 2-2 Meter pro Secunde ist kleiner als die nach der lOtheiligen Scala 

 geschätzte mittlere Windstärke. Vergleicht man die einzelnen Jahrgänge nach dem Jahres- 

 mittel der Windgeschwindigkeit und der Windstärke, so findet man in der Mehrzahl derselben 

 für die letztere einen grösseren Werth als für die erstere, während es nach der Erfahrung 

 umgekehrt sein sollte.^) Auffallend klein ist auch die bei den grössten Stürmen registrirte 

 Windgeschwindigkeit, sie beziffert sich nur auf 10 — 12 Meter pro Secunde. 



Unter solchen Umständen können die registrirten Windgeschwindigkeiten kaum mit 

 Erfolg bearbeitet werden. Es fragt sich nun, worin der Grund dieser sonderbaren Aufzeich- 

 nungen liegen mag, ob in den Instrumenten selbst, deren Aufstellung, oder am Ende in der 

 Reduction der Aufzeichnungen. Nach mehrmaliger Prüfung der Apparate ist es kaum an- 

 zunehmen, dass dieselben irgend wie fehlerhaft wären. Über die Reductionen wird im 42. 

 Bande der „Meteorologischen Beobachtungen" p. III. berichtet, dass eine Um- 

 drehung des mit dem registrirenden Schraubengange versehenen Cylinders an dem grösseren 

 Robinson 7000 Umdrehungen der Halbkugeln entspricht. Ist also R die Zahl der Revo- 

 lutionen des Registrircylinders in einem Tage, so ist die mittlere Windgeschwindigkeit an 

 diesem Tage genähert 



3X2rreX7000R nnoi^-onT^ • o ^ 

 V = — - — ^j^ = 0-9217 R Meter m Secunde. 



Ist ferner während der Zeit i, in Stunden ausgedrückt, der Zuwachs der Ordinate in 

 der Zeichnung des A d i e'schen Anemometers E Centimeter, so ist die mittlere Geschwindig- 

 keit während dieser Zeit 



CE 



V = —— Meter in Secunde, 



') Meteorologische Beobachtungen Jahrg. 34. 



^) Nach einer Untersuchung von Scott (Jelinek's Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobach- 

 tungen 1876, p. 118) sollte die Windgeschwindigkeit ausgedrückt in Metern nahezu das dreifache 

 sein von der nach der lotheiligen Scala geschätzten Windstärke. Das Jahresmittel der Wind- 

 geschwindigkeit müsste sich demnach im vorliegenden Falle anstatt auf 2'2 wenigstens auf 7 Meter 

 herausstellen, wenn der Apparat zur Bestimmung derselben in einer freien ungeschützten Lage 

 aufgestellt wäre. 



