31 



unter der gemeinsamen Uebersehrift: „Temperaturangaben 

 der Thermometer," die von drei mit einander verglichenen, in 

 verschiedener Höhe am Apparate angebrachten Thermometern an- 

 gegebenen Temperaturen : Thermometer 1 und 2 hatten 100 

 gradige, 3, eine SOtheilige Scale, deren Angaben in der Ta- 

 fel auf lOOtheilige reducirt sind ; und zwar gibt 1 die Tempe- 

 ratur im untersten , 2 im obersten und 3 im mittleren Räume 

 des ganzen Apparates. 



Man wird bei der Vergleichung der drei Temperaturen von 

 einer Beobachtungsreihe zur andern sich leicht von dem unregel- 

 mässigen und ungleichförmigen Gange der Instrumente überzeu- 

 gen, ein Umstand, der, wie ich bereits früher erwähnte, der 

 Genauigkeit solcher Beobachtungen nicht eben günstig ist; das 

 Mittel aus den drei Temperatursangaben wurde als Temperatur 

 des Gemenges von Luft und Dampf angenommen und ist in der 

 4. Coloiine enthalten. Die 5. Colonne gibt die aus jeder einzel- 

 nen Beobachtung abgeleitete Spannkraft des Dampfes für die obige 

 Temperatur. 



Diese Werthe sind in den 8 folgenden Colonnen mit den glei- 

 chen Temperatursgraden entsprechenden Zahlen aus den Tafeln 

 von Dalton, August, K ä m t z und M u n c k e verglichen, und 

 zwar sind in den 4 ersten Spalten diese Zahlen selbst (auf 

 Millimeter reducirt), in den 4 letzten die Unterschiede zwischen 

 ihnen und den aus den Beobachtungen abgeleiteten Spannkräf- 

 ten angegeben. 



Man ersieht aus diesen Vergleichungen , dass jedes der 

 einzelnen Beobachtungsresultate mit den auch unter sich ziem- 

 lich gut stimmenden Angaben der Dalton'- und August'schen 

 Tafeln so nahe zusammentrifft , dass die sich ergebenden 

 (bald positiven , bald negativen) Differenzen als kaum zu ver- 

 meidende Beobachtungsfehler betrachtet werden müssen. Die 

 grössten unter ihnen, mit Ausnahme einer einzigen, sind sämmt- 

 lich und in der grossen Mehrzahl sogar viel kleiner als die 

 Unterschiede zwischen den Angaben der Augusfschen und 

 Munk e'schen Tafeln. 



Das Mittel aller Differenzen zwischen den Beöbachtungs- 

 resultaten und den Dalton'schen Zahlen ist 0.303 Millim., um 

 welchen Betrag die letzteren zu klein erscheinen , während die 



