die zwei Zoll lange und eine Linie dicke Nadel um einige 

 Grade vorsichtig abgelenkt , und die Zahl der Oscillationen in 

 einer gewissen Zeit mit Hilfe eines Chronometers bestimmt. 

 Nachdem die Kette geschlossen worden war und der Strom 

 sich durch längere Zeit constant gezeigt hatte, wurde die Na- 

 del dem Drahte bis auf die Linie genähert , dann immer um 

 eine Linie weiter und weiter vom Drahte entfernt und bei je- 

 der Entfernung die Zeit einer Schwingung bestimmt. 



Aus der Zusammenstellung dieser Versuche wurde ersicht- 

 lich, dass die magnetische Stromkraft gegen die Nadel mit der 

 Entfernung derselben vom Drahte immer mehr und mehr zu- 

 nahm, bei 9'" Entfernung das Maximum erreichte , und dann 

 wieder langsam abnahm. Derselbe Versuch wurde auch mit einer 

 einzölligen, sonst eben so dicken Magnetnadel wiederholt und das 

 Maximum der Wirkung bei etwa 4" Entfernung vom Strome gefunden. 



Da mich dieses Resultat anfangs überraschte, so wurden 

 diese Versuche zu verschiedenen Zeiten und mit verschieden 

 starken Strömen bei der grössten Vorsicht und Fehlervermei- 

 dung wiederholt. Sie ergaben alle dasselbe Resultat. Jetzt 

 stellte ich meinen Apparat so , dass der Draht zur Nadel pa- 

 rallel war, um zu sehen, ob auch in diesem Falle, was zu ver- 

 muthen war, die Ablenkung der Nadel mit der Entfernung der- 

 selben vom Drahte zunimmt. Die Nadel wurde dem Strome sehr 

 nahe gebracht, und dann, wie sie bei ihrer Ablenkung ruhig 

 \var, vom Drahte entfernt. Der Ablenkungswinkel nahm mit die- 

 ser Entfernung bedeutend zu. 



Ein Multiplicator mit einer einzigen Draht wind ung, wie ich 

 mir ihn habe einrichten lassen, dessen Drähte durch eine Vor- 

 richtung auf beiden Seiten der Nadel bis auf einen Zoll von 

 derselben entfernt werden können, zeigt diese Erscheinung vor- 

 trefflich. Es bedarf wohl keiner Erinnerung, dass man gleich 

 anfangs die grösste Ablenkung bekommt, wenn man die Drähte 

 in die gehörige Entfernung von der Nadel bringt, und dass der 

 Ablenkungswinkel kleiner wird, wenn man dann die Drähte der 

 Nadel nähert. Die Differenz der Ablenkungen beträgt bei man- 

 chen Strömen mehr als ein Drittel der ganzen Stromkraft 



Aus diesem folgt, dass unsere Galvanometer nicht die vorteil- 

 hafteste Einrichtung haben, dass sie sich auf diese Weise bedeutend 



