314 



der zu prüfende Branntwein oder Weingeist wohl fast immer 

 zwischen 20 und 80 bis 90 Procent liegen, auch die Tempera- 

 tur-Differenz meistens kleiner als 12° R. sein wird, mithin in- 

 nerhalb dieser Gränzen kaum ein Fehler von mehr als Va Pro- 

 cent entstehen kann , die unvermeidliche Unsicherheit des In- 

 strumentes aber eben so gross wo nicht grösser ist, so bin ich 

 dafür , diese einfache Correctionsart in Anwendung zu bringen. 

 Es ist ein günstiger Umstand, dass gerade 2 Grade R. 1 Procent 

 Verbesserung geben, wornach es sehr leicht ist^ die Angaben 

 eines solchen Corrections-Thermometers mittelst eines gewöhn- 

 lichen Thermometers zu controliren. Man kann desshalb dem 

 Instrumente immer auch eine gedruckte Correctionstabelle auf 

 Verlangen beigeben. Für Procentgehalte unter 20 Procent ist dieses 

 sogar nothwendig, weil hier die eben besprochene einfache 

 Correction bedeutend unrichtig werden kann. 



Zu einem guten und verlässlichen Aräometer ist nicht nur 

 eine wissenschaftliche Grundlage, sondern auch gründliche Sach- 

 kenntniss und grosser Fleiss bei dessen Verfertigung erforder- 

 lich, denn die Herstellung genau übereinstimmender Aräometer 

 ist gewiss eben so schwierig, als dieses bei Thermometern der 

 Fall ist. Wie selten aber genau harmonirende und zugleich 

 absolut richtige Thermometer sind, ist Jedem bekannt, der 

 solche benöthigt. 



Was nun, laut beiliegenden Acten, die vielseitigen Klagen 

 wegen Unverlässlichkeit und Unrichtigkeit der Aräometer für 

 Branntwein und Weingeist (Spiritus) betrifft, so scheint in der 

 Sache eine grosse Verwirrung zu herrschen. Nicht nur sollen 

 sich derlei Instrumente, von unbekannter Hand nach unbekann- 

 ten Principien verfertigt und ohne Correction wegen Verschie- 

 denheit der Temperatur, im Publicum befinden, die dann natür- 

 lich zu vielseitigem Betrüge Anlass geben, sondern es bestehen 

 zugleich zwei ämtlich vorgeschriebene und verificirte Aräometer, 

 das eine unter der Benennung österreichische Brannt- 

 weinwage mit Scale A, das andere österreichische 

 Cameralwage mit Scale Z?, welche unter sich nicht 

 übereinstimmen. Das Instrument B gibt nämlich einen ge- 

 ringern Gehalt an Alkohol, als das erstere A, und der Unter- 

 schied steigt auf mehr als lVa Maass per Eimer oder nahe auf 



