254 



niederlege *), aus welcher dann die Vorschriften für die ämtliche 

 Prüfung, so wie die Regeln beim Gebrauche u. s. w. sich leicht ! 

 ergeben. In vorzüglicher Berücksichtigung der praktischen Seite j 

 des Gegenstandes habe ich in verschiedener Beziehung zahlreiche | 

 Versuche angestellt, um einfache und sichere Verfahrungsweisen I 

 angeben zu können. 



Wegen der grossen Ungleichförmigkeit der Intervalle ist die I 

 genaue Theilung der Alkoholometerscalen eine schwierige und j 

 mühsame Arbeit. Um diese sowohl als auch eine genaue Prüfung 

 solcher Scalen zu erleichtern, habe ich allgemeine Scalennetze in | 

 wirklicher Grösse beigegeben. Ferner habe ich, damit die Künstler : 

 nicht bloss auf genau cylindrische Röhren beschränkt sind , die I 

 Theilung konischer Röhren theoretisch untersucht und nachge- 

 wiesen , dass sich diese mittelst der genannten Netze ebenso 

 einfach und genau theilen lassen, als cylindrische. Die Commission 

 ist daher der Ansicht, dass möglichst genaue Abdrücke dieser 

 Netze von bedeutendem Nutzen sein werden. 



Bei dem in Preussen eingeführten Alkoholometer ist die 

 Normaltemperatur = 60" F. = 12 Vg I^« und die grösste Dichte des 

 Wassers dabei = 1 gesetzt. Ich habe 12** R. als Normaltemperatur 

 und die Dichte des Wassers gleichfalls bei 12" = 1 angenommen, j 

 weil durch beide Aenderungen die Reductionen und die dazu| 

 dienenden Tabellen einfacher werden, ohne dass dadurch in der! 

 Praxis ein erheblicher Unterschied gegen das Tralles'sche Instru-j 

 ment entsteht, indem dieser im Maximum 7* Pi'ocent nicht über-j 

 steigt. Auch hat das in Frankreich nach Gay-Lussac eingeführte! 

 Alkoholometer dieselbe Grundlage, nämlich 15° C. = 12" R. als| 

 Normaltemperatur, und bei dieser die Dichte des Wassers = 1. 



Die jedesmalige Berücksichtigung der Temperatur ist uner-! 

 lässlich, wenn der Alkoholgehalt [mit einiger Sicherheit erhobeni 

 werden soll. Desshalb ist die Commission der Ansicht, dass nur 

 solche Instrumente zur amtlichen Prüfung zugelassen werden 

 sollen, bei denen das Thermometer und Alkoholometer zu einem 

 Glaskörper zusammengeschmolzen sind. Instrumente mit bloss 

 eingekittetem Thermometer wären auszuschliessen, theils weil 

 die vollkommene Unauflösbarkeit des Kittes schwer nachzuweisen! 



1) Diese Abhandlung erscheint im III. Bande der Denkschriften der mathem.| 

 naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschalten. 



