255 



sein dürfte , theils der leichten Verfälschung; wegen , da sie 

 getrennt und wieder zusammengekittet werden können. 



Die Scalentheile nach Volumenprocenten sowohl als nach 

 der 40theiligen Scale sind sehr ungleich, so dass von his 50 7o 

 kaum mehr als der vierte Theil der ganzen Scalenlänge liegt. 

 Am kleinsten sind diese Theile zwischen 15 und 30%, wo sie nur 

 V250 der Scalenlänge betragen , mithin nur etwa V4 Linie , wenn 

 die ganze Scale 6 Zoll lang ist. Wenn auch der wissenschaft- 

 liche Beobachter eine grössere Schärfe zu erreichen im Stande 

 ist, so muss doch die Unsicherheit der Beobachtung für die 

 gewöhnliche Praxis zu V4 Linie und darüber angenommen werden, 

 woraus folgt, dass mit einem solchen Instrumente Bruchtheile 

 eines Procentes nicht mehr verbürgt werden können, wenn der 

 Gehalt unter 40 bis 50 % ist. Mehrere Fehlerquellen bewirken 

 diese Unsicherheit, als: nicht vollkommene Reinheit des eintau- 

 chenden Glaskörpers, Theilungsfehler der Scale, Ungleichheit 

 der Temperatur der Flüssigkeit in verschiedener Höhe, Fehler im 

 Ablesen selbst, ii. s. w. Soll demnach die Unsicherheit in der 

 Gehaltsbestimmung kleiner als 1 Procent sein, so ist dieses nur 

 erreichbar, wenn die ganze Scale auf zwei Instrumente vertheilt 

 wird, etwa so, dass das eine von bis 50 oder 60 Vo, das andere 

 von 50 bis 100 % reicht. Die Commission schlägt demnach vor, 

 neben dem einfachen Instrumente mit vollständis-er Scale noch 

 solche Doppelinstrumente auszugeben, und festzusetzen, dass die 

 Scalenlänge wenigstens 6 Zoll betragen müsse. 



Das Alkoholometer soll den Alkoholgehalt dem Volumen 

 nach für die Normaltemperatur von 12" R. angeben, d. h. es soll 

 angeben, wie viele Maass absoluten Alkohols von 12" Wärme in 

 100 Maass, oder nach der 40theiligen Scale in 40 Maass der Flüs- 

 sigkeit enthalten sind, diese mag was immer für eine Temperatur 

 haben. Beide Scalen geben begreiflich bei richtig ausgeführtem 

 Instrumente gleiche absolute Genauigkeit, mithin ist es in dieser 

 Beziehung gleichgültig, welche man anwendet. Bis jetzt war in 

 Oesterreich die 40theilige Scale fast durchgehends im Gebrauche, 

 daher man sie nicht mit einem Male wird ausschliessen können. 

 Man kann beide Scalen getrennt zulassen, oder an demselben 

 Instrumente vereint anbringen, was das zweckmässigste sein 

 dürfte. Um im letzteren Falle Verwechslungen, aus Unachtsamkeit 



