256 



oder böser Absicht, besser hintanzuhalten, kann man die lOOthei- 

 lige Scale mit schwarzen, die 40theilig'e mit rothen Strichen 

 zeichnen und ebenso correspondirend die Correctionsscale am Ther- 

 mometer. Das Publikum wird sich dabei bald die Ausdrücke : 

 nach der schwarzen Scale, nach der rothen Scale 

 feststellen und die richtigen Begrifte damit verbinden. 



Die Prüfung oder Zimentirung der Alkoholometer soll die 

 Richtigkeit derselben ämtlich bestätigen. Diese Prüfung wird auf 

 die einfachste Weise und mit Sicherheit erhalten , wenn zuerst 

 die Scale für sich und dann das vollendete Instrument noch an 

 3 Puncten untersucht ward, welche längs der ganzen Scale nahe 

 gleichförmig vertheilt sind. Zeigen sich diese ohne Fehler, so 

 muss das Instrument längs der ganzen Scale fehlerfrei sein, gleich- 

 viel, ob die Röhre cylindrisch oder konisch ist. Ohne besondere 

 Untersuchung der Scale kann , streng genommen, die Richtigkeit 

 nur an jenen Stellen verbürgt werden, die unmittelbar geprüft 

 worden sind. 



Es muss eine Fehlergrenze für die Prüfung festgesetzt wer- 

 den , welche das Instrument nicht überschreiten darf. Wegen der 

 grossen Ungleichförmigkeit der Scale kann man diese Fehler- 

 grenze nicht in Volumprocenten ausdrücken ; denn derselbe 

 absolute Fehler^ welcher bei 20% ein Procent beträgt, beträgt 

 bei 50% nur Va, bei 70Vo nur V3 und bei lOOVo gar nur VrProceut. 

 Es wird V4 Linie als Fehlergrenze vorgeschlagen 5 diese beträgt 

 zwar bei circa 6 Zoll langer Scale, zwischen 10 und 30% nahe 

 1 Procent ; allein der Versuch kann , selbst bei einiger Vorsicht, 

 kaum weiter als auf % Linie verbürgt werden; es wirken zu viele 

 Fehlerquellen ein. Durch eine kleinere ausgesprochene Fehlergrenze 

 würde nur die Verfertigung sowohl als die Prüfung erschwert, 

 ohne wesentlich besseres Resultat. 



Bei den Doppelinstrumenten sind die Scalentheile durch- 

 schnittlich bei gleicher Länge der ganzen Scale viermal grösser, 

 daher auch der Fehler von V4 Linie , in Procenten ausgedrückt, 

 viermal kleiner. 



Es gibt zwei Arten , den Stand der Alkoholometer abzu- 

 lesen, entweder an der höchsten Stelle, bis zu welcher die Flüssig- 

 keit an der Röhre reicht, oder indem man, durch die Flüssigkeit 

 hindurchsehend, jenen Punct angibt, welchen die untere Ebene der- 



