259 



ausgeführt werden kann , die jeden erheblichen Fehler längs der 

 ganzen" Scale verhindert. 



Was endlich die Gebrauchsanweisung für das Publikum be- 

 trifft, so kann diese auf sehr verschiedene Art gegeben werden. 

 Entweder ganz kurz , in wenigen Regeln, welche auf einem klei- 

 nen Blatte dem Instrumente beigefügt werden , oder ausführlicher 

 mit Beifügung von ein Paar Hilfstabellen, welche das Nöthige und 

 Nützlichste aus den verschiedenenTabellen enthalten, die der bei- 

 liegenden Abhandlung angehängt sind. Die Verfassung solcher An- 

 weisungen hat nicht die geringste Schwierigkeit, nur soll dabei die 

 specielle Einrichtung der Instrumente berücksichtigt werden. 



Beilage zum Commissionsberichte über Einführung genauer 

 Alkoholometer. 



Die Wichtigkeit des Gegenstandes sowohl als die längere 

 Discussion über die Frage, ob der Stand der Alkoholometer ober- 

 halb oder unterhalb der Flüssigkeitsebene abgelesen werden soll , 

 veranlasst mich , meine in dieser Beziehung gemachten Versuche 

 und deren Ergebnisse ausführlicher mitzutheilen. 



1. Was die Genauigkeit betrifft , mit der jede dieser beiden 

 Ablesungen überhaupt ausgeführt werden kann, so ist der obere 

 Stand durch den Rand a b der Flüssigkeit ganz scharf bezeichnet, 

 zwar etwas schwer zu sehen, aber bei nur einiger Aufmerksamkeit 

 bis auf eine Grösse angebbar, die dem Auge verschwindet. Da hier 

 keine Parallaxe stattfindet, so hat eine verschiedene Stellung des 

 Auges keinen Eiofluss auf die Richtigkeit der Ablesung. 



Der untere Stand wird durch den 

 Punct bestimmt, in welchem die Scale 

 durch die erweiterte Flüssigkeitsebene 

 geschnitten wird. Um ihn zu erhalten, 

 muss das Auge genau in dieser Ebene 

 sich befinden , und durch die Flüssig- 

 keit hindurchsehen. Hier ist keine Gränz- 

 linie an der Röhre selbst vorhanden, denn 

 die Ebene der Flüssigkeit beginnt schon 

 in einem Abstände von 4 Linien sich 

 nach oben zu krümmen. Die Ablesung kann bedeutend unrichtig wer- 



