260 



den, wenn das Auge zu hoch oder zu tief, z. B. in A steht. Die 

 richtige Stellung wird durch scharfes Zusammenvisiren der Stel- 

 len c c' erhalten ; allein dieses erfordert Uebung und schliesst die 

 Willkühr einer andern Lage des Auges nicht aus , so dass verschie- 

 dene Personen je nach ihrem Interesse verschieden ablesen, und 

 hiedurch Streitigkeiten entstehen können. Eine weitere Schwierig- 

 keit für minder Geübte ist folgende. Ist das Auge zu tief, z. B. 

 bei A', so erscheint nicht etwa der Punct a' durch eine sehr augen- 

 fällige Grenze abgeschnitten , sondern man sieht zugleich durch 

 Reflexion die unterhalb a' liegenden Scalentheile so , dass sie die 

 Scale nach oben fortzusetzen scheinen. Wenn die Wand des Ge- 

 fösses in verticaler Richtung nicht ganz gerade, wenn sie nicht frei 

 von wellenförmigen Unebenheiten ist, oder wenn das Auge nicht 

 nahe senkrecht durch selbe hindurchsieht, entsteht eine Verzer- 

 rung der Scalentheile und somit eine Störung der Genauigkeit. 

 Man sieht zwar bei der obern Ablesung auch durch dieGefässwand, 

 allein hier sind dieselben Unvollkommenheiten weniger störend, 

 weil keine bedeutende Brechung eintritt. Zahlreiche Versuche 

 haben mich überzeugt, dass der obere Stand leichter mit einem 

 bestimmten Grade von Schärfe abgelesen werden kann, als der 

 untere. 



2. Die Ablesung von unten ist erst in neuerer Zeit in Vor- 

 schlag gebracht worden, und man behauptet, sie sei desshalb ge- 

 nauer und für wissenschaftliche Arbeiten vorzuziehen , weil der 

 obere Stand veränderlich sei je nach Verschiedenheit der Adhäsion 

 der Flüssigkeit zum Glase; auch sei dieser Stand offenbar zuhoch, 

 mithin nicht der wahre. 



Die Flüssigkeitsmenge, welche sich vermöge der Adhäsion 

 an der Röhre über das eigentliche Niveau erhebt , wird offenbar 

 durch das Instrument getragen; dieses muss also nach Verhältniss 

 dieses aufsteigenden Volums zu tief einsinken. Mithin ist auch 

 der untere Stand nicht der wahre und auch dieser muss veränder- 

 lich sein , wenn man annimmt , der obere Stand oder das Volum 

 der aufsteigenden Flüssigkeit sei veränderlich. 



Ueber den Unterschied zwischen dem untern und obern Stande 

 habe ich an mehreren Instrumenten Versuche angestelU, die Fol- 

 gendes ergaben: 



