262 



Nach Gay Lussac ist/' :- 9182. . . . 6084 

 wenn l =- 23163 .... 15 586 

 und ^ = 0-630 oder 0626. 



Setzen wir für Wasser unsern beobachteten Werth h =1'02 

 Lin., so folgt für Alkohol h' = 0*64 Lin., was mit der Beobach- 

 tung = 0.'"73 erträglich übereinstimmt. 



Es ist somit auch durch die Theorie nachgewiesen , dass eine 

 erhebliche Verschiedenheit des obern Standes bei den verschiede- 

 nen Sorten von Weingeist nicht stattfinden kann. 



Gegen die Einrichtung der Instrumente zur Ablesung von 

 unten ist demnach zu bemerken , dass diese nicht genauer ist und 

 nicht genauer sein kann , als die bisher fast allgemein übliche Ab- 

 lesung von oben ; dass im Publikum die erstere Art wenig oder gar 

 nicht bekannt ist, mithin zu befürchten steht , dass trotz der Be- 

 lehrung häufig von oben, also unrichtig abgelesen werden wird, 

 dass bald die Gefässwand , bald die Flüssigkeit nicht die gehörige 

 Durchsichtigkeit zur untern Ablesung haben wird 5 dass Gefässe 

 mit nicht durchsichtigen Wänden nicht brauchbar sind, und wenn 

 solche dennoch verwendet werden , dabei nur von oben , mithin 

 unrichtig abgelesen werden kann, u. s. w. Alle diese Schwierig- 

 keiten fallen weg, wenn die Instrumente für die Ablesung von 

 oben eingerichtet werden, wobei sie selbst für wissenschaftliche 

 Zwecke nach meiner Ueberzeugung nicht minder genaue Resul- 

 tate geben. 



Entwurf einer Instruction für die ämtliche Prüfung der Alkoholometer. 



1. Um zur ämtlichen Prüfung zugelassen zu werden, müssen 

 die Alkoholometer schon vorläufig folgende Eigenschaften besitzen: 

 a) Das Thermometer muss mit dem Instrumente nach Fig. 3 

 oder Fig. 3 a verbunden sein; die der letztern sich nähernde 

 Form ist die bessere, weil sie bei derselben Länge des ganzen 

 Instrumentes eine längere Scale zulässt und zugleich eine 

 grössere Stabilität hat. 

 h) Die Scale soll wenigstens 6 Zoll lang sein, 

 c} Das Thermometer muss angeschmolzen sein und mit dem 

 übrigen Theile einen reinen Glaskörper bilden. Instrumente, 

 bei denen das Thermometer an den Obertheil eingekittet ist, 

 sind auszuschliessen. 



