263 



d) Damit die Scalen nicht durch Erschütterungen verrückt wer- 

 den können, müssen sie gut und dauerhaft befestigt sein. 



e) Das Instrument soll im Wasser senkrecht und mit hin- 

 reichender Stabilität schwimmen. 



f) Der oberste Strich der Alkoholometerscale ist auf der Glas- 

 röhre zu markiren. 



2. Als Gefäss zu den Beobachtungen mit dem Alkoholometer 

 dient ein Glascylinder von hinreichender Höhe und einer Weite, 

 welche dem Instrumente zum freien Schwimmen gehörigen Spiel- 

 raum lässt. Fig. 8 stellt ein solches Gefäss vor. Da man beim 

 Ablesen durch die Wand desselben hindurchsehen muss, so ver- 

 steht sich von selbst, dass diese auf beiden Seiten gehörig glatt 

 und in verticaler Richtung gerade seinmuss, um deutlich sehen 

 zu können. Engere Gefässe sollen wenigstens oben, wohin die 

 Oberfläche der Flüssigkeit triff't , einen weitern cylindrischen An- 

 satz haben, damit die Spindel sich nicht zu sehr der Wand nähern 

 kann, wodurch der Stand verändert werden würde. 



3. Die Ablesung oder der wahre Stand ist an der Gränze 

 zu nehmen , bis zu welcher die Flüssigkeit an der Röhre hin- 

 aufreicht. 



4. Eine gründliche Prüfung kann nur erhalten werden, wenn 

 sowohl die Scale für sich als auch das vollendete Instrument ge- 

 prüft wird. Dieser Zweck dürfte in folgender Weise am ein- 

 fachsten und sichersten erreicht werden. Der Verfertiger über- 

 bringt zuerst die bereits getheilten Scalen ; diese werden geprüft, 

 mit dem Stämpel und einer Nummer versehen und in ein Register 

 eingetragen, in welchem man auch die ganze Länge der Scale in 

 Zollmaass genau bemerken kann. Der Verfertiger erhält die 

 Scalen wieder zurück, vollendet die Instrumente und übergibt 

 dann diese zur Prüfung. Dabei muss streng darauf gesehen wer- 

 den, dass alle früher gestämpelten Scalen nochmals zurück- 

 kommen, damit kein Instrument ohne Prüfung, aber mit dem 

 Stämpel versehen , ins Publikum komme. — Ein weisser Stämpel 

 von 4 — 5 Linien im Durchmesser, in feinen und scharfen Zügen 

 gepresst, dürfte am zweckmässigsten sein. Er ist am obern 

 Ende der Scale so anzubringen, dass er gehörig sichtbar bleibt, 

 nachdem die Scale zusammengerollt und in der Röhre befestigt 

 worden. - 



