264 



5. Um die Scale zu prüfen, lege man sie parallel zu den 

 Querlinien so auf das Scalennetz (nach Fig. 5) auf, dass ihre 

 Endpuncte auf die correspondirenden IVetzlinien fallen, so müssen 

 auch alle übrigen Theilstriche genau übereinstimmen. Dieses gilt 

 bei Scalen für cylindrische Röhren. Wäre die Röhre konisch, 

 und richtig darnach getheilt, so zeigt sich dieses dadurch, dass 

 von beiden Seiten gegen die Mitte hin eine allmälig zunehmende 

 Abweichung der Theilstriche hervortritt, welche bei 7^-% ihr 

 Maximum erreicht. Man drehe nun die Scale in eine schiefe Lage 

 gegen die Querlinie und suche eine solche Stellung zu erhalten, 

 dass nicht nur die beiden Endpuncte, sondern auch die Striche in 

 der Nähe von 70% sc'Earf übereinstimmen. Stimmen bei dieser 

 Lage auch alle übrigen Theilstriche gehörig überein, so ist die 

 Scale für eine konische Röhre richtig getheilt. Auf dieselbe Weise 

 verfährt man bei Scalen, welche nur die Hälfte der ganzen Alkoho- 

 lometerscale enthalten, indem man auch hier den dritten Punct in 

 der Mitte zwischen den beiden Endpuncten wählt. Regellose über- 

 bleibende Abweichungen sind als Theilungsfehler anzusehen, und 

 man muss wenigstens verlangen, dass diese V^, Linie nicht über- 

 steigen. 



6. Das vollendete Instrument ist nun noch an drei Stellen zu 

 prüfen, am Anfange, nahe in der Mitte und möglichst nahe am 

 obern Ende der Scale , wozu man drei Probeflüssigkeiten, Wasser, 

 einen Weingeist zwischen 60 und707o und einen möglichst rectifi- 

 cirten Weingeist von wenigstens 92 % verwendet. In diese wird 

 zuerst ein genau richtiges Probe-Instrument und hierauf das zu 

 prüfende Alkoholometer eingesetzt. Als Probe-Instrumente sind 

 nur solche zu verwenden, wobei die ganze Scale von bis 100 

 auf zwei besondere Instrumente derart vertheilt ist, dass das eine 

 von bis 50 oder 60, das andere von 50 bis 100 "/o reicht. Stimmt 

 das neue Alkoholometer mit dem Probe-Instrument an allen drei 

 Puncten gehörig überein, so ist dasselbe als fehlerfrei anzusehen, 

 wenn die Scale früher richtig befunden worden, gleichviel, ob 

 diese einer cylindrischen oder konischen Röhre entspricht. Enthält 

 das zu prüfende Instrument nur einen Theil der ganzen Scale, z. B. 

 von bis 50 oder von 50 bis 100 Vo, so wird man auf ähnliche 

 Weise verfahren, nämlich die drei Probeflüssigkeiten immer so wäh- 

 len , dass 2 derselben an die Endpuncte und eine in die Mitte der 



